2316-4:2014試験体に生じる渦電流の変化を利用して,きず,厚さ,形状,材質などを評価する試験方法。システムは,あらかじめ,適用する渦電流試験技術を定義し,製品の試験又は定義する測定を実施するように設計する。渦電流試験システムは,渦電流試験器,渦電流試験プローブ(以下,プローブという。渦電流試験システムの一般的な特性として,次が挙げられる。走査特性は,次による。校正に関連する特性は,次による。機械的特性は,次による。組み込まれるか又は外部に設置する附属装置としては,プローブ支持装置,倣い装置,リフトオフ補償装置,マーキング装置,磁気飽和装置,脱磁装置,データ集積装置及び解析ソフトがある。これらの附属装置の機能及び特性を明確にしなければならない。附属装置が試験結果に影響を及ぼす場合は,次に示す検証を受けなければならない。確実で有効な渦電流試験を実施するために,渦電流試験システムの附属装置の性能が許容範囲内に維持されていることを検証する必要がある。この検証のために各種点検及び必要であれば,その是正処置を行う。このための検証の手順書を作成する。その中には是正処置の手順を含む。証に用いる前に,許容範囲内にあることを確認しなければならない。正されていなければならない。5.2点検のレベル点検は,次の三つのレベルとする。各レベルでは,点検の内容によって適切な点検の周期を定める。初期の試験は,あらかじめ製造業者又はその管理下で実施していなければならない。渦電流試験システムの附属装置の性能が指定した範囲内にあることを確認するために,対比試験片を用いて,定められた周期で実施する。この点検は,試験現場で日常的に実施する。この点検の周期及び対比試験片は,点検手順書に明記する。一定の継続期間後の点検は,渦電流試験システムの附属装置の特性の安定性を保証するために実施する。この点検は,製造業者による出荷時の特性と同じであることを保証するために,渦電流試験システムの附属装置について実施する。点検を必要とする組織は,確認すべき特性を指定しなければならない。注a)実施者は,点検について責任をもつ者を指し,実際に機器を点検する者と異なってもよい。適用する試験の内容によって,点検の対象となる特性は異なる。必須の特性及び点検レベルは,検証の手順書に詳細に示さなければならない。渦電流試験の手順は,点検の手順書と関連付けなければならない。限定的な適用に対しては,点検する特性の数を限定することができる。点検がこの規格の適用範囲内で実施できるように,渦電流試験システムの附属装置の重要な特性を示す十分なデータが提供されなければならない。内になるように処置しなければならない。験システムの附属装置に対して是正処置の決定を下さなければならない。3:特性が,製造業者又は検証の手順書で指定する受入れ範囲を外れているとき,渦電流試験システムの附属装置に対して是正処置の決定を下さなければならない。渦電流試験システム全体の総合機能点検は,渦電流試験システムの各構成要素の個別点検に制限することはなく,単独に実施しなければならない。総合機能点検は,渦電流試験システム全体の機能を確認するために実施する。検の手順書の中にその手順,及び少なくとも次の事項を記載しなければならない。総合機能点検の手順書には,少なくとも次の項目を含めなければならない。総合機能点検を実施した結果,渦電流試験システム全体の特性が許容限度から外れていた場合には,この結果を記録して報告し,許容限度内の性能に復帰させる処置を行わなければならない。この処置としては,次の事項を実施する。告しなければならない。指定がない限り,次の項目を選定し,記録することが望ましい。渦電流試験を追加した。装置及び倣い装置は,当然含まれるものであるので追加した。渦電流試験システムの附属装置に変更した。証対象は,システムの構成要素の残りの一つである附属装置であると判断した。