粗さ)は,ロットごとの代表試験片について,表面粗さ測定器を用いて測定する。箇条8に規定する表示事項を刻印又は彫刻する。測定に用いる装置は,標準試験片に応じ,それぞれ表4による。測定条件は,表5による(以下,測定される試験片を単に“試験片”という。定値間に表5の“再測定を必要とする2回の測定値の差”の欄に規定した値を超える差がある場合には,再測定を行い,上記の規定値を超えない二つの測定値を採用する。2345-3:20187合否の判定a)及びb)の条件を満足した試験片は,合格とする。標準試験片に応じ,それぞれ表6に示す値を満足したもの。標準試験片に応じ,図1及び図2に規定する寸法及び表面粗さのパラメータ(算術平均粗さ)を満足したもの。反射源エコー高さの2回測定の平均値が,測定用基準片を基にして定めた基準値に対して次の数値を満足。反射源は,表5による。a)のC面に表示する。2345-3:20189適合の証明9.1STB-G製造業者は,それぞれの試験片について製造番号を付した上で,試験片ごとに文書によってSTB-Gがこの規格に適合していることの証明をしなければならない。9.2STB-N1製造業者は,それぞれの試験片に製造番号を付した上で,試験片ごとに文書によって次の証明をしなければならない。一般この附属書は,試験片の縦波及び横波の音速を測定する方法について規定する。試験片の音速測定は,次による。mmの精度で機械的に測定する。mm以上の変動がないことを確認する。測定した伝搬時間と厚さとを用いて音速を計算する(音速=伝搬距離/時間)。°Cの温度範囲とする。第1回底面エコーと第2回底面エコーとの時間差を測定する。第1回底面エコーと第2回底面エコーとの時間差を測定する。横波は偏波しているので,二つの測定を行う(図A.1参照)。したがって,試験片ごとに少なくとも二つの横波速度測定値が得られる。