当社のウェブサイトはクッキーを使用いたします。継続して利用される場合、その使用に同意したとみなされます。統合されたコンポーネントです。よる包括的なソリューションを提供できる優秀なパートナーであると考えております。モニタリング、例えば。圧力トランスミッタSA-11は、特に食品および飲料、医薬品およびバイオテクノロジー産業の要件に合わせて設計されています。SIP洗浄プロセスの特別な条件に特に適している。フラッシュダイアフラムはプロセス接続部に直接溶接されています。これにより、プロセス接続部と測定セルの隙間のない接続が保証され、追加のシールが不要になります。デッドスペースのない計測の場合、無菌プロセス接続(クランプ、ネジ、VARIVENT®およびNEUMO®)が利用できます。SA-11圧力トランスミッタは、衛生アプリケーションの厳しい要求を満たすのに理想的であり、EHEDG認定を受けています。SA-11は、第三者検証に基づいて3-A標準に準拠しているため、3-Aシンボルと現在のバージョン番号でマークされています。処理媒体のフラッシュ分離を形成する。プロセス圧力は、ダイアフラムから、FDA承認のシステム充填流体を介して、ピエゾ抵抗センサに流体静力学的に伝達される。VのDC電圧で給電されます。68までの侵入保護機能を備えたステンレススチール製のケースは、飛散した水による外部清掃のための安全な保護を提供し、高湿度環境での使用を可能にします。統合された冷却部により150°Cまでのプロセス温度を実現することができます。単位計算機WIKAニュースレターWIKAの最新情報とニュースを入手する。(0)ウィッシュリストにドキュメントがありません。どのドキュメントもダウンロードページからウィッシュリストに追加することができます。追加する際には、ご希望の言語を国旗アイコンからお選びください。リストに記事がありません。製品詳細より記事をリストに追加していただくことができます。テーブルよりご要望の記事を追加してください。エントリ数が上限数に達しました個人様のオファーをいただくには、いくつか追加の情報をいただく必要がございます。