理化CATA(リカカタ)|研究実験用総合カタログ2018号|478-479(480-481)ログインJavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。汎用機器バイオ関連機器478479お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。長■付属の外部温度センサ接続により直接サンプル温度を高精度に制御します。■1分〜99時間59分のタイマー機能付。長■シンプル、コンパクト、低価格。■0.2mlPCRチューブ、1.5ml・2.0mlチューブに対応できます。■H2O3-96Nはサンプルを0~2°Cに維持。氷水で冷却する代わりになります。■H2O3-PRONはプログラム終了すると自動的に4°Cで保存。長■高精度な能力とタイマー機能でさらに正確な温度管理。■ブロックを楽に交換できるブロックリフターは本体背面に収納可能。備えていますので万一の時は電源を遮断。安心してお使い頂けます。■連続運転とSVスタートのタイマー運転が可能。商品コード区分型式価格(円)41-25116SDB-5055,00041-15416◦SDB-15079,000※アルミブロックは別売です。長■ウルトラコンパクト(横幅98mm)な省スペース設計。■UP/DOWNキーのみのシンプルな操作パネル。■用途に合せて加熱のみ・加熱/冷却・プログラム温度制御の3タイプをご用意しました。■PB-105は外付けテンキーが標準付属。最大20ステップの温度プログラムが設定できます。目的温度到達時のブザー機能、設定したプログラムのリピート機能などが行えます。(円)41-05916◦DB-105(室温+3)~105°C98,00041-05926◦CB-1050~105°C128,00041-05936◦PB-1050~105°C158,000型式DB-105CB-105PB-105温度精度±0.1°C温度制御方式デジタルPIDプログラム温度制御+デジタルPID冷熱源セラミックヒータペルチェモジュール外寸法(mm)W98×D215×H165重量(kg)約2.1約2.5電源(50/60Hz)AC100V1.5AAC100V1.6A※アルミブロックMB-MP96使用の場合は温度範囲が若干異なります。※アルミブロックは別売です。(円)41-15946◦MB-MT50L5.0mlマイクロチューブ(深穴)1228,00041-15956◦MB-MB15L1.5mlバイアル(V底)2822,00041-05986◦MB-MP96平底マイクロプレート96穴-22,00041-05996◦MB-165試験管φ16.5mm1522,000ブロック寸法:W109×D59.5×H39.5mm(MB-MP96のみH36mm)※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。UV照射装置マイバインダーマイバインダーは空です。