ように寿命があり、使用中に限らず保管中でも特性は変化します。保管中に劣化した性能は適正な条件で動作させることにより回復する場合もあります。(相互コンダクタンス)”を測定することです。*確認には大きく分けて3つの方法があります。*1、エミッションを調べる最も簡単で、しかもかなり信頼性の高い方法です。*真空管の初期性能は、フィラメントやカソードなどの「陰極」から放射される電子の量が、経年変化で減少していくことで徐々に少なくなっていきます。長期間使い続けることで、陰極の性能が劣化することが多いですが、全く使わずに新品の状態で保管していても、管内の電極などに残存するガスが出てきて真空度が低下し、「箱から出した新品なのにーーーー」なんてこともあります。*2、増幅率の測定GMチェッカーで真空管の増幅率を測定するのが比較的確実な方法です。データ一覧などに初期データが記載されていますので、測定値と比較します。真空管を挿入するソケットは壊れたような穴ですが、4本足(UX)から7本足(Ut)まで一つのソケットでテストできる優れものなのです。*試験機の側面には、測定できる真空管の型名とヒーター電圧、指針の振れ具合などが一覧で表示されています。真空管の良否は色分けで表現されます真空管の能力を精密に測定するのはこのような”GM測定機”です真空管の性能が数値で表示されます。メーターが角形になって高級感があふれています。*ソケットもGT管が二つ、MT管が二つと大幅に増強されています。このような簡易型のエミッションチェッカーは、真空管の足の配置が同じであることが前提なので、同種のソケットが二つ配置されているのです。)です*下の型式一覧には記載されていませんが、当時の{ラジオ修理店}のおじさんにはちゃんと解っていました。