[管理用]投稿は掲示板vr2へお願いします。BBコードテキストエリアで適用範囲をドラッグし以下のボタンを押します。URLを入力し確認ボタンをクリックします。確認ボタンを押すとここに表示されます。ボタンを押すとここに表示されます。8ピンタイプです、ミニ6ピンなら資料がありますので、何せ古いものですから何方かご存知でしたら教えてくださいお願いいたします。参考になれば幸いです。だぶんお使いのAPX−M25も同じ破線と思います。だぶんお使いのAPX−M25も同じ破線と思います。だぶんお使いのAPX−M25も同じ配線と思います。当方にもマニュアルの保管があります。困った際は当該ポイントの回路図も提供可能です。同型のTNCについて、調整(キャリブレーション)を除く結線等Wikiにまとめています。何かの際の参考になれば。i125-204-168-139.s10.a041.ap.plala.or.jpウェザーステーションの受信状態がよくなく、144,64MHzの影響をうけていましたので、コントローラにRFコネクターを取り付け、結果は上々の受信状態を確保しています。コントロールパネルの後ろには若干の空間があり、そこにMQタイプのRFコネクターを取り付け外部アンテナを接続しています。コントロールパネルの表側の表示部を囲うように灰色のパネルがありますが、これは両面テープで接着してあります。これのわずかな隙間に薄いカッターナイフなどの刃を差し込んで徐々にはがしていきます。その下に数箇所のネジで止めてありますので全部はずして少しこねると前後に分けることができます。内部にアンテナがありますので、とりはずして10cm程度の1.5D2Vの同軸をハンダ付けします。パネル背面のカーブしかけた付近に5m/m程度の穴を開けてコネクターを取り付け同軸をハンダ付けします。(場所は自由に選択可)後はふたを閉めて元に戻せば出来上がりで、結果はばっちりです。小さなコネクターの種類はたくさんありますが、手持ちでSHFのTV実験用に持っていたものを使用しました。ほか入手しやすいものでちょっと大き目のSMAタイプがあります。MQタイプはカーナビやワンセグTVなどの外部アンテナ入力などにも使用してあります。58-3-53-115.ppp.bbiq.jp早速分解してみました。パネルをはずした後ネジが8箇所あります。58-3-53-115.ppp.bbiq.jpアンテナが上下2本あります。110-54-43-136.ppps.bbiq.jpMXAさん分解写真の掲載有難うございます。当日手元にカメラが無かったので写真を掲載できませんでした。同軸ケーブルは基盤の止めねじを緩めると基盤の下を這わせることが出来すっきりと納めることが出来ます。下に取り付け状況の写真を掲載しました。58-3-53-115.ppp.bbiq.jp日焼けしてましたので塗装してみました。58-3-53-115.ppp.bbiq.jp雨量計も塗装しました。p2063-ipad03oomichi.oita.ocn.ne.jp皆さん、暑い日が続きますね、こちらでは毎日夕立と落雷で大変です。間シングルユーザで声を出します。近いうちにサーミスタの交換をしてみたいと思っています。このサーミスタは米粒の3分の1程度の大きさでリードが1cmくらいありますが、リードの部分が腐食しているようで、抵抗値に変化が出てきているように思えます。(探した結果同じものはありませんでしたが、103ET-2と言うタイプが使えそうでした)標準値は10kΩで25°C温度上昇とともに抵抗が下がるもので温度感度3250kだそうです。fle1-142.coara.or.jp私のところのWMR-100も同じような不具合が出ています。59.9°Cなどとありえない数値を出しています。買い換えようかどうか迷っていますが、amazon.comは日本には発送してくれないようです。代行業者もちょっと心配なので迷っています。修理ができればFBなのですが、詳しいことがわかったら教えていただけると助かります。i125-204-168-139.s10.a041.ap.plala.or.jp以前から湿気との関係は気づいていたのですが、今回はサーミスターのみを取り替えてみました。結果は変わらずでしたが、乾燥した室内に持ってくると正常値に戻っていました。サーミスターの抵抗値を確認したところ正常でした。湿度センサーと温度センサーが同じ基盤に取り付けてありましたので、温度センサーの配線のみを別にして防水して別の場所に取り付けてみましたところ現在は正常な様子で稼動していますので、これでしばらく様子見です。サーミスターは防水タイプが400円程度、オープンタイプが100円程度のようです。今、円高ですから輸入にはFBですが・・・・WMR-200を香港の会社が送料5500円で本体も円高ですから3万円程度で送ってくれるようです。改造も楽しみですから・・・いよいよだめなときは買い替えですか・・・。OM、レポートありがとうございます。この機種の寿命のようですね。買い換えたいところですが、ボーナスでiPadを購入したため現在金欠です。湿度計もNGになっているので買い換えたいところですが、できれば修理でしのぎたいところです。WMR-100の件は修理がうまくいってから考えたいと思いますので、保留にさせておいてください。したことをお伺いするかもしれませんが、以降はメールでお伺いすることにします。OM、湿度との関連性ですか。私のところのWMR-100も長雨のころに59.9°C(理論値で上限のようですね。)をマークしていましたので、湿度には影響があるような気がしていました。サーミスタを注文ましたので、これでOMのおっしゃるように防水対策をして試してみようと思います。したことをおたずねするかもしれませんが、そのときはメールでご連絡します。@jarl.comでよろしいですか?輸入のルートもお伺いしたいところです。110-54-43-136.ppps.bbiq.jp私のところは霧が多発して結露したように水分がたまり基盤にしみこんだ結果の異常のように感じています。湿度計とサーミスターの取り付けてある基盤を使わずに別回路として独立させています。空気の対流も考えながら取り付けています。今回のサーミスターは手持ちの103ATと言う防水タイプでちょっと大きいのを加工して使っています。これは大きさ5mmでリードが30Cmくらいのものです。交換して結果を見ていますが、今のところ地元観測所の数値と比較しても遜色なさそうに思えます。これで満足いかなかったら103ET-2に再度交換して小さな箱に別に入れてみようかと思っています。その他必用でしたらjar.comでメールをください。fle1-142.coara.or.jp昨日、WMR-100の温度センサーのサーミスタを103ET-2に交換しました。本日夕方にこれまで設置していたタワーの途中(7m位)にもどしました。現在は、問題なく動作しているようですが、問題の出たのが雨の続いた日ですので、そういう状況になるまで様子を見たいと思います。ちなみに、センサーのボックスの中には小さな虫が入っていました。これも結露の原因になっていたかもしれません。pl-731-242.hachigamenet.ne.jp各局こんにちは、こちらはJL6XLW伊万里の和嶋ですノイズの件で皆さんにご迷惑かけました。周波数を144,580MHzから430,720MHzに変更しましたのでこれからも宜しくお願いします。ありますが、最近の新型PCであれば問題ないですが、1世代前の1.5GHz以下のCPUを使っているPCでは使用しないほうが良いかと思います。理由は音声の入出力を常に監視しており、CPUの負荷がかなり高くなり(約20%UP)動作が遅くなったりPCが固まったりするケースが多発します。Echolink以外の関連ソフトを多く動かしているとなおさら影響が大きいように感じます。110-54-43-136.ppps.bbiq.jp上記に似たものでこのようなものもあります。参考にどうぞhttp://www.sakura-densan.com/govolume/このURLを参考にしてください。110-54-43-136.ppps.bbiq.jpWindowsではよくある現象でディスクトップの表示やタスクバーの表示が消えていることがあります。タスクマネージャーのプロセスで確認すると動作をしているのが確認できます。動作中のプログラムを終了処理をして再度起動したときにエラーメッセージが出て起動出来ないときがありますが、同じくプロセスで確認すると起動したままでディスクトップ画面から消えているのみの時が良くあります。原因は負荷が高いとき(ウイルスチェックなど裏で大きなPGMが動いたり)やメモリーのゴミやHDDの不連続などにより画面表示の動作が追い使いない現象ではないかと思えます。(画面表示には多くのメモリを消費しますので解像度を落とすのもよいでしょう)暫く待っていると正常に表示されますが、時折タスクバーの表示がされていないことがあります。大方はPCの再起動で直りますが、不必要な裏動作のPGMを削除したりHDDのでデフラグをしたり、メモリーの最適化をしたりしてPCの動作を軽くしてやると良いのではないでしょうか??また、これから気温が上がってCPUの温度があがり動作が不安定になりますので、冷却を心がけて頭脳を冷やしておくことが肝心となりますね。メモリーの消費を少なくすることにします。p6211-ipbfp704fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jpトーン77に戻しました混信が無いので変更御願いします。ご迷惑と思いますが宜しく。