エネルギー管理士に関する情報を発信します。エネルギー管理士Youtubeお悩み相談サイトマップお問い合わせSNSアカウントエネ管.com過去問で実際に出題された暗記問題を定期的につぶやきます。ブログの更新情報や最新ニュースをお届けします。LINE@で追加Youtubeチャンネルを開設しました。短期間で確実に合格したい・スマホを使ってすき間時間に勉強したい・独学だけでは分かりにくいそんな方にお勧めの通信講座です。配管などに温度計を設置する際、ほとんどの場合で保護管が必要です。この記事では、温度計に保護管の設置が必要になる条件についてまとめてみたいと思います。Link保護管(サーモウェル)とは?保護管とは、温度センサーや温度計、サーミスタなどの感温部を圧力、腐食、流速による損傷から保護するものです。溶接チューブから成るものを保護管、金属棒材を加工したものをサーモウェルと呼びます。保護管を使用することで、センサーの長寿命化やプロセスを中断することなく交換が出来るので、不純物の混入リスクを低減することができます。保護管の材質は銅とステンレスが代表的ですが、腐食性のある流体を使用する場合はステンレスを使用します。保護管を使用すると、感温部に熱が伝わるまでの測定遅れの原因になるため、シビアな制御の場合は保護管内に液体を封入するなどの対策が必要です。【温度センサー】原理は同じ!サーミスタと白金測温抵抗体Pt100の違い、使い分けは?温度によって抵抗が変化する素子を用いて温度を測定する機器を抵抗温度計と言います。比較してみた工場などで配管などによく取り付けられている温度計や温度センサー。保護管の設置が必要になるのは次のような条件です。並べてみると、ほとんどの使用状況で保護管が必要になるということが分かります。温度センサーを使用する場合は、基本的には保護管が必要と考えていて良さそうです。【配管】サニタリーで使うヘルールって何?メリットデメリットは?食品や医薬などの工場でよく利用される配管の接続様式にヘルール接続というものがあります。保護管の選定には、次のような条件が必要です。保護管の長さについては、長すぎると折損の原因となり、短すぎると測定誤差の原因になります。理想的な長さは感温部の突き出しが50~100mm程度になるところです。詳しくはこちらの資料を参照してください。(サーモウェル)まとめ保護管は温度センサーの長寿命化、故障リスク低減のために設置する。温度センサーを使用するほとんどの場合に保護管が必要。測定遅れを防止するために液体を封入する場合もある。圧力センサーの場合は保護管を付けると圧力が検知できなくなりますが、温度センサーは保護管がないと故障リスクが上がります。勘違いをしないように注意しましょう。ダブルエレメントタイプはセンサーから取得した値を複数の信号として入出力する場合には非常に便利です。今回はダブルエレメントの特徴とメリットについて解説します。エレメントとは光学素子のことを意味しますが、温度センサーにおいては感温部の部品を指します。...ReadMore2020/2/28【温度センサー】測温抵抗体、2線式と3線式の使い分けは?配管の中のユーティリティや、タンクの中の製品温度を知りたいとき、温度計が用いられます。その中でも温度変化をリアルタイムに検知し電気信号に変えて出力するものが温度センサーです。様々な原理については、前回の記事でもご紹介したのでご覧ください。新たにセンサー設置を考えた時、温度精度から抵抗温度計を選ぶ方も多いかと思います。それでも型式によって配線する数が違うと迷ってしまうのではないでしょうか。今回は、測温抵抗体の2線式と3線式の違いを解説します。...ReadMore2020/2/28【温度センサー】保護管は必要?保護管が必要な条件とは?配管などに温度計を設置する際、ほとんどの場合で保護管が必要です。この記事では、温度計に保護管の設置が必要になる条件についてまとめてみたいと思います。保護管とは、温度センサーや温度計、サーミスタなどの感温部を圧力、腐食、流速による損傷から保護するものです。溶接チューブから成るものを保護管、金属棒材を加工したものをサーモウェルと呼びます。...ReadMore2020/2/28【温度センサー】接点付き温度計を利用するメリットと注意点は?現場支持型の温度計の中には、接点付き温度計というものがあります。接点付きとは、設定温度より高いか低いかによって接点が入る(回路が繋がったり切れたりするもの)温度計のことです。今回は接点付き温度計の使い方や特徴について記載していきたいと思います。...ReadMore2020/2/28【温度センサー】原理は同じ!サーミスタと白金測温抵抗体Pt100の違い、使い分けは?温度によって抵抗が変化する素子を用いて温度を測定する機器を抵抗温度計と言います。今回はその中でも良く利用されるサーミスタと白金測温抵抗体(pt100)との違いについて書いてみたいと思います。サーミスタはマンガンMn、コバルトCo、ニッケルNi、鉄Fe、銅Cuなどの金属酸化物を組み合わせた素子です。短期間で確実に合格したい・スマホを使ってすき間時間に勉強したい・独学だけでは分かりにくいそんな方にお勧めの通信講座です。レビュー記事はコチラその他の講座一覧はコチラSNSアカウントエネ管.com過去問で実際に出題された暗記問題を定期的につぶやきます。ブログの更新情報や最新ニュースをお届けします。LINE@で追加Youtubeチャンネルを開設しました。最短で資格を取得するためには、いかに効率よく学習するかが重要です。現場技術系の資格取得をサポートするおすすめの通信講座を紹介します。イラストを多用したシンプルで分かりやすいテキストと動画がセットになっています。価格もお手頃で、特に熱力学などを学んだことのない初学者におすすめの通信講座です。エネルギー管理士以外にも電験や衛生管理者など25の資格の通信講座を展開しています。詳細ページへ公式サイトへ現場系通信講座の老舗「JTEX」40年の実績がある現場系通信講座の老舗です。動画はなく、レポート提出形式の通信講座になります。価格もお手頃でテキストが分かりやすいと評判です。最新記事エコおじいプラント系のエンジニアです。皆さんにとって少しでも分かりやすい情報を発信します。どれがいい?3つのおすすめ業者を紹介あなたエネルギー管理士の資格を最短で取得したい。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。比較してみた工場などで配管などによく取り付けられている温度計や温度センサー。...【温度センサー】原理は同じ!サーミスタと白金測温抵抗体Pt100の違い、使い分けは?温度によって抵抗が変化する素子を用いて温度を測定する機器を抵抗温度計と言います。...【温度センサー】測温抵抗体、2線式と3線式の使い分けは?配管の中のユーティリティや、タンクの中の製品温度を知りたいとき、温度計が用いられます。...【温度センサー】接点付き温度計を利用するメリットと注意点は?現場支持型の温度計の中には、接点付き温度計というものがあります。LINKSNSアカウントエネ管.com過去問で実際に出題された暗記問題を定期的につぶやきます。ブログの更新情報や最新ニュースをお届けします。エネルギー管理士に関する情報を発信します。AFFINGER5.。