本体と表示部をワンボックスにまとめました。設置もより簡単になりました。本体と表示部をワンボックスにまとめた自動計測装置です。表示部は高輝度白色LEDを採用、抜群の視認性を確保しています。ケーブルの接続も設置もより簡単になりました。全天候スクリーンは防水仕様となっていますので、屋外での常時計測が可能です。建設作業等に伴い発生する騒音・振動のモニタリングや、道路交通騒音や、鉄道騒音の中・長期的なモニタリングにも威力を発揮します。●発生する騒音と振動を自動監視することができます。・発生する騒音と振動を、リアルタイムに公表することができます。騒音計及び振動レベル計で測定し各SDデータロガーに記録されたデータは、エクセルや騒音・振動用管理ソフトでグラフ表示・リスト表示・印刷する事が可能です。全天候スクリーン(1/2ECMマイクロホン)を設置し、騒音の自動計測を行います。誰にでもできる簡単操作、電源を入れるだけで計測を開始します。測定範囲は、30dB~100dBです。測定周波数範囲は、20Hz~8kHzです。Type2の規格に準拠)騒音レベルの瞬時値をLED表示器に表示します。振動測定を行う地盤に、振動ピックアップ(振動センサー)を設置し、公害振動の自動計測を行います。測定範囲は、30dB~90dBです。測定周波数範囲は、1Hz~80Hzです。1510-1995)振動レベルの瞬時値をLED表示器に表示します。±10%信号処理ユニットを、適切な場所に設置します。三脚などを用いて、全天候スクリーン、(1/2ECMマイクロホン)を設置します。加速度ピックアップ(振動センサー)を設置します。