801とDIL801Lは水平構成された単一サンプル膨張計です。801Lは空気中での測定のために設計されています。801Lは空気中で処理されることが多いセラミック材料の測定に適しています。ファーナス構成によって、最適な温度均一性を保証し、対流による空気の流れを防止します。高分解能LVDTを利用して高感度変位測定を実施することで、非常に小さい熱膨張でも容易かつ正確に測定できます。DIL801/801Lの測定ヘッドは熱的に安定し、感電の影響を受けません。2300°Cの温度および加熱速度のニーズに合うファーナスを入手できます。これらのファーナスは、容易に交換でき、複数のファーナスを1台の装置で使用できます。正確な温度測定は、関心のある温度範囲に適切な熱電対またはパイロメーターのタイプを選択することによって可能になります。熱電対は正確な温度測定を保証するために、近い距離、代表的な位置に置かれます。すべての場合において、合金と固体の拡散につながる金属の接触を避けるように配慮されます。不活性測定システムはさまざまな材料から選択できます。これらのサンプルチューブ、ベアリング、プッシュロッドは目前の測定のニーズに合うように、容易に交換できます。システムがサンプルと相互作用することを防止するため、これらの測定システムには石英ガラス、Al2O3、サファイア、グラファイト、タングステンがあります。装置性能の較正と検証のため、認証された参照材料も入手可能です。