6240は、FFTアナライザ、オクターブバンド分析、最先端のサウンドレベルメータ、多機能なアコースティックアナライザ、高精度なオーディアナライザで構成されています。いった専門分野のアプリケーションに対応します。測定データ及び波形記録(WAVEファイル)は、SDカードに収録し、PCへ転送することができます。PCコントロール&プロジェクタソフトのバーチャルキーボード機能により、PCのマウスでTYPE6240をコントロールできます。その他、データロギング、RT60残響時間、ポラリティ、ディレイ、THD+N測定、ボイスノート録音を標準装備しています。最少0.4Hzステップ)、音声明瞭度STIPA、アコースティック測定機能の拡張、合否判定、リモート測定を追加できます。アプリケーション例システム構成PCコントロール&プロジェクタソフト(無償ダウンロード)PCコントロール&プロジェクタソフトは、PCへのUSB接続によりリアルタイムでTYPE6240のスクリーンを表示します。バーチャルキーボード機能により、PCのマウスでTYPE6240をコントロールできます。オプションFFT解析(リアルタイムFFT)TYPE6240は、瞬時レベルと時間平均されたレベルLeqを同時に測定します。KHz、3種類のレンジによる測定が可能です。Hzステップで解析できます。スペクトラムリミットオプションは、トレースキャプチャリング、相対カーブ表示、広範囲なトレランス処理機能をFFT解析に付加します。スペクトラムリミット(オプション)スペクトラムリミット・オプションは、スぺクトラムをトレランスバンドに対して比較し、各周波数バンドにおいて値が外れていないか可視化させるものです。これにより合否判定を含むリファレンスカーブに対する比較測定が可能になります。判定結果は内蔵のリミットLEDや外部スタックライトで表示させることができます。RTAでは解像度に1/6と1/12オクターブスペクトラム、FFTアナライザではユーザー定義のレンジとトレースキャプチャリング機能が追加されます。TYPE6240はスぺクトラムを絶対値または相対値カーブとして表示できます。デジタルI/Oアダプタ基板を利用すれば、外部周辺機器による自動測定に対応させるため、TYPE6240をプログラマブル・ロジックコントロールにリンクさせることができます。リアルタイムスペクトラムを1/1または1/3オクターブバンド解像度で測定します。同時にデータ収録も可能です。ワイドバンドサウンドレベルとRTAスペクトラムは同時にディスプレイ上で見ることができます。サウンドレベルメータTYPE6240は高精度なサウンドレベルメータとして使用できます。多数の値を同時に測定できます。Lp、Lmin、Lmax、Leqの値を、周波数重み特性A、C、Z及び時間重み特性F、Sで同時に測定することができます。収録された全てのログデータをリムーバブルSDカードに保存できます。同時に、TYPE6240は測定後のドキュメンテーション用としてWAVファイルレコーディングが可能です。個々の測定にはボイスノートを付加できます。残響時間TYPE6240は、Schroederメソッドにより63Hzから8kHz、1オクターブバンドで音響エネルギーの減衰時間を測定します。オートトリガーと多数の測定値の平均化機能は、測定作業を容易にし、測定時間を削減します。テスト信号は、インパルスソースがゲーテッド・ピンクノイズを使用します。測定が可能になります。スコープスコープファンクションでは入力信号波形を見ることができます。自動で入力信号の基本周波数にトリガし、X軸(時間)とY軸(レベル)のスケールを選択します。基本周波数または最も支配的な周波数がスコープ画面の上部に表示されます。RH、結露不可エクステンデッド・アコースティックパック(オプション)エクステンデッド・アコースティックパックは、音響コンサルタントが建築音響で必要とする測定機能をサポートします。等の追加により、サウンドレベルロギングや音響測定機能を拡張します。60268-16:2003規格の最新版に準拠した、公共のアナウンスシステムの音声明瞭度を測定できます。TYPE6240は、7つのオクターブバンド各々のレベルとモジュレーション・インデックスを測定し、結果をSTIまたはCISで表示します。スペクトラムリミット(オプション)スペクトラムリミット・オプションは、スぺクトラムをトレランスバンドに対して比較し、各周波数バンドにおいて値が外れていないか可視化させるものです。これにより合否判定を含むリファレンスカーブに対する比較測定が可能になります。判定結果は内蔵のリミットLEDや外部スタックライトで表示させることができます。RTAでは解像度に1/6と1/12オクターブスペクトラム、FFTアナライザではユーザー定義のレンジとトレースキャプチャリング機能が追加されます。TYPE6240はスぺクトラムを絶対値または相対値カーブとして表示できます。ExcelやLabview等のPCアプリケーションにリアルタイムで取り込むことができます。ユーザーは、PC上にサウンドレベルモニタリング、オーディオ測定、自動測定タスク等独自の測定アプリケーションをプログラムできます。当オプションには、TYPE6240測定データをクエリするコマンドセットが供給されます。サポートされるTYPE6240の測定ファンクション:サウンドレベルメーターとRTAアナライザオーディオアナライザRMS/THD+NNC曲線(オプション)NC曲線は室内や環境の騒音レベルに関して、客観的な指標を与えます。スペクトルからNC値を評価するには、1/3オクターブバンドのスペクトルがNC曲線に接する最も高い値で表されます。level)はNC曲線と同時に計算出されます。NC曲線測定機能はスペクトルリミット・オプションでも可能になります。1971に準拠データエクスプローラ(オプション)データエクスプローラはPCベースのソフトウェアアプリケーションで、パワフルなデータ処理能力によりサウンドレベルデータを素早く詳細に分析できます。可能で、音響コンサルタントや騒音測定専門家に最適なツールです。使いやすいデータ表示、管理およびレポート作成機能を装備しています。