気軽にしかし、妙なところで役に立つ内容をお送りします。~アイテスの熱分解装置のご紹介~こんにちは、分析ヲタクです。今回はアイテスでGC/MSの熱分解用に使用している装置について紹介したいと思います。非常にコンパクトです。最初は「本体こんな小さくて大丈夫かな?」と感じたぐらい小さいです。打ち込みインジェクター部分はこんな感じです。握るとフィット感のある太いシリンジといった感触です。この熱分解装置の最大の売りは「キュリーポイント方式」を採用していることなんですがそこはメーカーさんのHPや技術資料にお任せして、使ってみないとわからない良いところを紹介したいと思います。備え付け型だとオートサンプラーやらヘッドスペースやらを外して専用のインジェクターを付けて~等の分析準備が必要になります。液打ちと熱分解の両方を1台でやっているとかなり面倒な作業です。この装置を使っていると上記ストレスがなく「液打ちだと気化せずだめだったか~、じゃあ熱分解やろう!」と気楽に熱分解GC/MS測定ができることです。気楽に様々な分析を試せる。これはヲタクにとっては大きいメリットです。使用していて分析ヲタクが次に良いと感じた点は「GC/MSを汚しにくく、次の熱分解測定に影響が少ない」点です。備え付け型の熱分析装置を使用したことがある方は経験があると思いますがGC/MSのインジェクターをかなり汚します。試料多めに入っちゃったかなーと思って分析し、次測定の熱分解GC/MSをやると「ああ、前のピークが残っている。」という経験、あると思います。このキュリーポイントインジェクターを使ってみて感じたのは汚染が少ないです。理由は、新鮮なパイロホイルと石英管を毎時使用し、発生したタール等がGC/MSインジェクター部に導入されにくいせいだと思います。(でも、石英管は毎回バーナーで焼きましょう!)じゃあ、悪いところはないのかね?というところですが、ちゃんとあります。基本手打ちと変わらないので、多検体の試料の場合、大変だというところです。ダブルショットで多検体だと、ほぼ一日張り付きに近くなります。(一日熱分解!そんな日があっても悪くないと感じるのはヲタクだけでしょうか?)備え付けタイプだとここがオートサンプラーになっているものがありますね。良い点悪い点はありますが気楽に熱分解GC/MSをやりたいな~という人にはお薦めの分析装置だと思います。以上、分析ヲタクでした。