AC電流の測定(DC電圧計にて)こんにちはゲストさん。>>解決済みの質問AC電流の測定(DC電圧計にて)ACモータを駆動させる回路があります。測定するのはDC電圧計しかありません。電圧はAC100Vです。交流電流の考え方が良く分からないのですが、下記で電流の代替測定は可能でしょうか?(1)擬似負荷に低抵抗(0.1Ω程度)を直列に接続する。(2)低抵抗の両端の電圧はAC電圧なので、ダイオードブリッジを通してコンデンサ付けて平滑させてDC電圧化(電圧小さいと思うので、オペアンプで増幅させる)させる。(3)そのDC電圧を測定する。(4)DC電圧を計算して電流値として読み替える。何か間違っているようでしたらその旨もご指摘御願いします。低抵抗で電流を電圧に変換して、それを読むということは間違いありません。交流の小さい電圧を直流電圧計で読むのに工夫が必要です。アンプして読むことはどうしても必要でしょう。問題は整流・平滑して交流を直流に直すところです。ダイオードを使うと思いますが、ダイオードを導通させるには順方向電圧として約0.7V程度を必要とします。1Vの波高値のACはその瞬時値が0.7Vを越えている部分だけが出力に現れます。この誤差を軽減するために、理想ダイオード回路というのがあります。これは様様なやり方がありますが、下記などを参照してみてください。テスト?、ダミーロードに適当な抵抗が無い場合、電球(個数増減で実負荷定格値に合わせる)その他、電気ストーブ等、身近な器具で目的を果たせます。(0)通報するANo.7tetsumyiACモータの駆動回路に抵抗負荷を接続してもまともなテストはできないと思うのですが大丈夫ですか?モータの場合は大きい起動電流が流れたり誘導電圧が発生して制御はまったく違ってくると思います。AC電流をDC電圧計で測りたいということ自体このような設計をおこなう知識や環境が整っていないのではと疑うのですが事故が起きないか心配です。想像するに、ただ数値を読むのではなく、PCか何かに入力する必要があるのではないかと思います。AD変換器の保護が重要になります。AC100Vの電位に直接さらされるのは通常は危険です。その点で、No.2回答のa987654さんのCTを使う方法だと安心ですがいずれにしてもOPアンプで誤差を少なくした整流回路が必要です。CTはクランプオン電流プローブというキーワードで検索してみてください。低抵抗で作るとしても、0.01Ωなどという電流検出用の抵抗もたくさん売られています。このような抵抗で電圧に変換しておいて、その検出された交流を小さなトランスで絶縁し、AC-DC変換して読む、というのも一つの手です。電気を学ぶ学生に出す問題ならともかく、テスターを買ってきた方が良い。(1)通報するANo.4kazu959>DC電圧計しかありません。テスターで測定すればいいのではないですか。このようなことをするような仕事?趣味なら必須と思います。1.テスタの交流電流レンジで測定。2.テスタの交流電流レンジがない場合、低抵抗の両端を交流電圧レンジで測定。その駆動回路とは具体的に何でしょうか。モーターへの電力を可変するようなインバータとかサイリスタの位相制御でしょうか。サイリスタの位相制御を行っているなら、ピーク値から換算するような方法では正しい値(実効値)になりません。RMS機能付の測定器を使用してください。(0)通報するANo.2a987654前回の質問に対してクランプメータを提案したものです。質問内容から推定してMAX10A程度の計測と判断します。(仮に100Aとすると0.1Ωの抵抗でも1000Wのシャント抵抗が必要で現実的ではない。10Aでも10Wのシャント抵抗が必要なことは承知の上での質問と理解します。)交流の場合はCT(カレントトランス)を使います。難しいものではありません。交流回路の片方の線に絶縁導線を1~10周位巻付けその両端に抵抗(負荷に対し充分に低い抵抗値)を付けるだけでこの両端の電圧を計測して電流値として読み取ります。これで1周巻きつけで1次側(負荷に繋がっている線と同じ電流)が流れます(2周だと2倍)。このCTとなる回路は通電中は絶対に開放してはいけません。開放した場合、理論的には無限大の電圧が発生し危険だからです。逆に短絡は問題ありません。負荷電流10Aで1Vの電圧降下が抵抗両端に生じます。>(1)擬似負荷に低抵抗(0.1Ω程度)を直列に接続する。>(電圧小さいと思うので、オペアンプで増幅させる)させる。両方ともにやるべきではありません。交流100Vの上に乗っている電圧降下をどの様にしてOPアンプで増幅するのでしょうか?OPアンプ回路に直接AC100Vが掛り非常に危険です。上記CTの回路であれば100Vカイロとは絶縁されますので増幅は可能です。(以降を考えると増幅も必須。)CTは巻きつけ回数と抵抗値で出力を調整できますので1/√2の補正もここで行いOPアンプの回路は一定の倍率となる回路をお勧めします。最終は直読可能に設定できます。ダイオードは順方向の電圧降下(0.5~1V)があり読み取りではその分の補正は必須です。電圧は整流不可能なためOPアンプの増幅は必須となるのです。(0)通報する登録日----年--月--日ありがとうポイント-ptお礼率-%ベストアンサー率-%お気に入りユーザーブロックユーザーあなたにオススメの質問モーターの電流の測定方法を教えてください。DCサーボモーターの電流を測定したいのですがどのような機器を使用すれば測定できるかを教えてください。理由はAC-DCアダプターを使ってDCモーターを駆動したいのです。DCサーボモータに流れる電流を測定しています。モータはPWM制御で運転しています。以下のような回路があります。電流の計算方法について教えて下さい。Reserved.掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。