センサの選定では、「何を測るのか?」という測定対象と、「何のために測るのか?」という測定目的を明確にしたうえで、製品仕様書から必要なスペックを検討します。(選定のポイント、選定の流れについては、別ページでご説明しています。)“流量管理のノウハウ”を1冊にまとめました流量の基礎となる概念や計算式、環境や条件に合わせた選定方法まで、すべての情報を約80ページに集約。センサは、計測できる流量範囲が製品ごとに細かく設定されています。電磁式流量センサFD-Mシリーズであれば以下のように分けられています。一例ですが、製品ごとに精度保証検出範囲(定格流量範囲)が異なるので、測定対象の流量によって流量計・流量センサを選定する必要があることを覚えておきましょう。「定格流量範囲」のように記載しています。定格流量範囲は、「精度」や「不確かさ」などの性能が保証される流量で、一般的な使用を想定した流量範囲です。併記されている場合もあります。基本的に定格流量範囲と同様に使用できますが、流量によっては精度・不確かさを保証できないケースもありますので、定格流量範囲を基準に流量計・流量センサを選定しましょう。そのほか、流量範囲に関する語句として「ゼロカット流量」というものもあります。L/minと表示します。このゼロカット流量は任意で変更できる製品もあります。微少流量を計測する必要がある、流量変化が大きいなどの場合は、ゼロカット流量も必ず確認しましょう。一般的に流量精度は、「フルスケール(F.S.)精度」と「リードスケール(RDまたはRdg)精度」のいずれかが使用されます。フルスケール(F.S.)精度は、測定最大値を決め、その最大値に対して何%の誤差が発生するのかを「±1%F.S.」「±2%F.S」と表記します。m3/hまで測定可能な流量計で精度が「±1%F.S.」ならば、以下のように計算され、流量が小さくなるほど相対的に誤差が大きくなリます。(誤差率2%)一方、リードスケール(RDまたはRdg)精度は、どの流量域でも指示(表示)値に対して何%の誤差率という精度(不確かさ)で、「±1%RD」「±1%Rdg」のように表記されます。精度が保証されている流量範囲であれば常に同じ誤差率なので、微少流量や流量変化の大きい計測でも安定検出が可能です。流量計測の精度や不確かさについて詳しくは、用語集でも説明しています。必要な精度(不確かさ)を考慮して製品仕様書から必要なスペックを判断しましょう。選定サービスWeb選定サービス条件を入力後、選定結果を技術的解説と共にメールでご返答!選定ナビ検出流体や配管サイズなどから簡単絞り込み検索!“流量管理のノウハウ”を1冊にまとめました流量の基礎となる概念や計算式、環境や条件に合わせた選定方法まで、すべての情報を約80ページに集約。PDFで詳しく見る“塗布の検査”にお困りではありませんか?塗布後の管理に効果的な事例を、わかりやすくご紹介。Reserved.tcm:106-1706853-64。