:日立ハイテクこのウェブサイトでは、JavaScriptの機能を有効に設定していただくことで、最適なコンテンツをご覧いただけます。光ヘッドに低コヒーレント(光干渉が少ない)光源を採用してS/N比を向上、さらに熱源抑制構造による低ドリフト化を実現した多機能型ユニットAFM5200Sなら、高分解能かつ高精度な測定を行えます。試料の交換が容易に行える機構なども搭載し、大気中および液中で容易に測定できます。¥6,500,000~(プローブステーションは別売りです。定評のある「フロントワイドオープン機構」「オーバースライドヘッド機構」を筆頭に、試料の交換が容易に行える様々な機構を装備しています。光ヘッドに「低コヒーレント(光干渉が少ない)光源」を採用することで、高出力時のモードホップノイズや戻り光のノイズ発生を無くし、S/N比を1.5倍向上。ナノオーダーの更なる高分解能観察を可能にしました。することで、ユニット本体の熱源を徹底して排除。従来の1/10以下のドリフト量を実現し、ナノオーダーの構造解析に欠かせない基本性能を大幅に向上させました。アプローチ機能により、探針のソフトランディングを実現。用途・技術を見るアプリケーション走査型プローブ顕微鏡(SPM/AFM)のアプリケーション(測定事例)を紹介しています。当社の走査型プローブ顕微鏡をお使いのお客様向けの情報です。走査型プローブ顕微鏡スクール走査型プローブ顕微鏡スクールのご案内です。SPM/AFMの概要、測定原理から実機の操作方法といったを中心にした、初心者の方に最適な内容です。「S.I.navi」は、日立ハイテク取扱分析装置に関する会員制サイトです。お客さまの知りたいこと、日々の業務に役立つ情報を「S.I.navi」がサポートします。(ご入会は無料です)日立電子顕微鏡をご使用されているお客さまは、「S.I.navi」上で製品情報をご登録いただくと、日立電子顕微鏡ユーザー限定サイト「Semevolution(セメボリューション)」にて、さらに多くの関連情報をご覧いただけます。