部門AI事業部クリティカルケア事業部エンドスコピー事業部IR事業部PI事業部リプロダクティブヘルス事業部ウロロジー事業部リードマネジメント事業部サージェリー事業部フィードバックをお待ちしております必要事項をご記入ください送信が完了しました。ご意見頂きありがとうございました。皆様のご意見は、弊社にとって大変重要です。当サイトまたは当社に関するご質問やご意見がありましたら、eメール、電話、ファックス、郵便にてお気軽にお寄せください。Medicalウェブサイトに移動します。該当国で、全ての製品が承認されていない場合もある旨ご了承ください。本ウェブサイトに掲載されている製品情報はすべて医療従事者方向けです。Uncovered悪性腫瘍に伴う十二指腸または胃流出路閉塞、および十二指腸狭窄の姑息療法に使用します。カスタマーサービス上記製品は地域販売代理店を通じて販売しています。ご注文やお問い合わせは当社カスタマーサービスまでご連絡ください。関する情報MRI条件付き適合:非臨床試験により、本ステントはASTMF2503の基準に適合し、「MR条件付き適合」であることが確認されている。本ステントを留置された患者は以下の条件で安全にスキャンを実施できる。720ガウス/cmのガウスメーターで患者に関連する静磁場の位置(スキャナの領域外で患者あるいは個体にアクセスできる位置)で測定した。W/kg以下)での15分間のスキャン(1回のスキャンのシーケンスにつき)を推奨する。(「通常の操作モード」とは、いかなる出力も患者に身体的ストレスを与えない値でのMRシステムの操作モードと規定されている。WIのソフトウエア14X.M5)の全身用無線周波数コイル付きMRシステムを使用し、TI強調画像によるスピンエコー法のパルスシーケンス及び勾配エコー法のパルスシーケンスで行った非臨床試験において確認されている。したがって、本品を埋植した状態でのMRI検査では、MR画像のパラメーターの最適化が必要な場合もある。<追加的情報>オーバーラップした十二指腸用ステントを留置した患者、あるいは本品と直接接触するその他のMRI条件付きデバイスを留置した患者のMRI検査の安全な実施についてはまだ確証がない。そのような状況下でのMRI検査は推奨しない。Japan株式会社の医療製品を適正に使用していただくことを目的としております。医療従事者以外の方への情報提供を目的としたものではございませんので、あらかじめご了承ください。