あるご質問トップカテゴリー/category/show/3?site_domain=defaultチェアー・ユニット/category/show/2?site_domain=defaultX線撮影装置/category/show/5?site_domain=defaultCADCAM機器/category/show/4?site_domain=defaultレーザー機器/category/show/6?site_domain=defaultマイクロスコープ/category/show/9?site_domain=default口腔内カメラ/category/show/41?site_domain=default診療用小機械/category/show/42?site_domain=default滅菌・洗浄用機器/category/show/119?site_domain=defaultデントクレーブSTERI-B/category/show/126?site_domain=defaultステイティム900J/category/show/120?site_domain=defaultデントクレーブ500Mよくあるご質問お手入れ情報・動画/category/show/121?site_domain=defaultハイスピードスチーマー/category/show/122?site_domain=defaultスーパークレーブ/category/show/991?site_domain=defaultトッキークレーブ/category/show/118?site_domain=defaultミーレジェットウォッシャー/category/show/127?site_domain=defaultウルトラソニック3800Z/category/show/128?site_domain=defaultウルトラソニック3800N/category/show/129?site_domain=defaultウルトラソニックL&L/category/show/125?site_domain=defaultケミクレーブ/category/show/1308?site_domain=defaultパナソニック自動ジェット式洗浄器/category/show/1538?site_domain=defaultフレッシュクレーブ/category/show/1625?site_domain=default診療室設備/category/show/7?site_domain=default機械室機器/category/show/43?site_domain=default技工用機器/category/show/8?site_domain=defaultタービン・ハンドピース/category/show/44?site_domain=default材料/category/show/1497?site_domain=default予防関連製品/category/show/45?site_domain=defaultレセプトコンピュータ/category/show/46?site_domain=defaultレントゲンソフト重要なお知らせキーワード検索キーワードまたは文章で検索できます(200文字以内)キーワードの間に半角スペースを入れるとAND検索になります。キーワードの間に"|"を入れるとOR検索になります。-"を入れるとハイフンの後ろのキーワードを除外して検索します。閲覧の多いFAQ【滅菌器】滅菌器の届出番号が知りたい。【デントクレーブ500M】排液ホースはどのように設置...【デントクレーブ500M】冷却水を誤って抜いてしまい...【デントクレーブ500M】お手入れ方法(清掃)を...【デントクレーブ500M】扉が開かないので乾燥スイッ...最新のFAQ【デントクレーブ500M】お手入れ方法(清掃)を...【滅菌器】滅菌器の届出番号が知りたい。電源スイッチを「切」にし、滅菌槽が十分に冷えていることを確認してから行ってください。水または中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いてください。1水またはアルコールをしみこませた柔らかい布で拭いてください。17:29【滅菌器】滅菌器の届出番号が知りたい。平成30年点数改定にて「歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準」(院内感染防止対策)が新設されました。届出用紙に記載する滅菌器の番号は下記一覧をご覧ください。18:12【デントクレーブ500M】扉が開かないので乾燥スイッチを入れましたが開きま...廃液タンクのホースを外し、前面下の排水ホースのキャップを取り、排水してから扉を開けてみてください。16:11【デントクレーブ500M】連続して使用する場合、20分間隔をあけなければい...ヒーターやチャンバーが熱い状態で水を入れると、水が蒸発してしまい、水不足で圧力が上がらない可能性があります。そのために、プログラムで温度が冷えないと作動しないようになっております。20分間隔をおいて、ヒーターとチャンバーを冷やします。16:14【デントクレーブ500M)】滅菌して翌日までそのままにしても大丈夫ですか?滅菌終了後は一度蓋を開けて蒸気を逃がしてください。翌日まで蓋を開けないでいると陰圧で扉が開かなくなる可能性があります。15:54【デントクレーブ500M】排液ホースはどのように設置すればいいですか?排液タンクと本体後側の排液ホース差込口にそれぞれつなぎ、タンクは滅菌器本体より下に置くようにしてください。16:17【デントクレーブ500M】冷却水を誤って抜いてしまいましたが、そのまま使用...問題はありませんので、そのままご使用ください。冷却水が溜まるまで10回くらいは水が排液ボトルにたまりませんので、予めご承知ください。16:15【デントクレーブ500M】前面下部の排水ホースは排水キャップを取ると水は出...内部冷却タンクの冷却水が出ます。ドアを少し隙間をあけた状態で乾燥工程を行って下さい。16:20【デントクレーブ500M】乾燥工程の温度は何度ですか?乾燥工程の温度は約150°Cになりす。