組み合わせることにより、より多彩な測定方法が可能です。マニュアルディスペンサなど測定作業効率を上げるために追加でのご導入もおすすめです。マニュアルディスペンサ各装置標準1セット附属。マイクロメーターヘッドを回転することにより、0.01μリットル単位で液量を調整できます。同時に複数の液を使用する場合などに追加でご購入可能です。オートディスペンサ(LDA-100)着液を自動化し、より高い再現性をご提供します。多くの測定件数を処理する場合、作業性向上に寄与します。:0.01~50μL/秒シリンジ(ガラス製)各装置標準で3本付属。:注射筒/硬質ガラス、ロック金具/真鍮クロムメッキアズワン等でも購入可能です。別途専用針、スプリングが必要になります。シリンジ(樹脂製)溶剤を含む液体での濡れ性測定の際など、使い捨て可能です。:ポリプロピレン(PP)アズワン等でも購入可能です。別途専用針、スプリングが必要になります。ご提供させていただいています。単位は「ゲージ」で、「G」と略し、各ゲージ数と内径、外径の関係は下表のとおりです。0.15ご購入時にご指示いただかない場合は、標準で下記の通りの構成になります。各1本B100の場合、18G(1本)、20G(1本)、25G(2本)、30G(2本)シリンジ用針(フッ素コーティング処理)表面張力が低い液体や撥水性の高いワークでの接触角測定時に使用します。シリンジの内側だけでなく外周部もフッ素表面処理を行っていますので、液の濡れ上がり防止になります。液-液間での界面張力を測定する際に使用する逆向き針。横からの液供給で、液滴上方向の画像測定が可能です。ガラスセル液-液間の界面張力を測定するためのガラスセル。逆向き針と合わせて使用します。大気中での液体の表面張力測定時に周りの風の影響を抑える用途としてもご利用いただけます。校正用ターゲットより正確な測定の為、日常の校正に。トレーサビリティ附属。(B100Wはズームレンズ仕様の為、標準で3.0mm球と6.0mm球が標準で附属します。)上面観測ユニット液滴の拡がり、真円度を上面から観察・分析し、親水性のより高度な解析が可能です。A1000Tに標準装備。傾斜ユニット(TBU-100)動的接触角(滑落角)の解析が可能です。B100ご購入後、後からご導入する事も可能です。:TBU-100傾斜範囲:0~90°(傾斜角精度±0.1°以内)傾斜速度:0.1~5°/秒ヒーターシステム写真はステージ用ヒーターの画像ハンダのぬれ性評価など。ニードルとステージの双方を加熱可能です。ME2以外の装置に取付可能です。表面自由エネルギー測定用試薬ジヨードメタン(diiodomethane、ヨウ化メチレン)、n-ヘキサデカン(n-hexadecane)等。装置ご購入時やレンタルご利用時の表面自由エネルギー測定をされる際には、ぜひあわせてご利用ください。