(測温抵抗体と略す場合もある)を用いた制御機器や計測器等の仕様書を読むと入力欄などに「Pt100」,「JPt100」と記載されています。時の抵抗値が「100Ω」である事に由来しています。現JIS(C1604-1997)ではPt(新JIS)を規定し、国内では使用の多いJPt(旧JIS)を廃止としています。どちらも多く使用されており、PtとJPtは特性が異なるため、温度調節器本体の入力仕様と一致させる必要があります。一般に白金測温抵抗体は、熱電対に比較して低温測定に使用され精度も良くなります。速い応答性が要求される場合や表面および微小箇所の測定には不向きです。それは、白金測温抵抗体が抵抗素子として少なからず体積を持つため熱平衡に達するまでの時間が熱電対式温度センサに比べ長いためです。NCHW1などの種類が存在します。バーンアウト無入力状態の時、出力を最大方向または最小方向に振り切らせること。温度制御を行っている最中に熱電対が断線したとき、温度制御が下がったと判断して加熱する方向に働くと危険なので、温度信号を最大値にして(上方バーンアウトする)加熱を防止する。粉のような細かなちり。気体中に浮遊する微小な固体粒子。同等の熱起電力特性の金属を使用した導線のこと。「DEN」は、スリーハイの工場に併設されたショールームです。当社の製品を実際にご覧になりながら比較・検討し、お客様に最適のヒーターをお選びいただけます。※お越しの際には、バナーから事前にご予約をお願いいたします。Reserved.ページトップ。