TG付きスペアナで見たのとほぼ同等な特性測定ができました。自作のラダー型クリスタルフィルターを見てみます。これも問題無く測定できます。狭い帯域でも測定できるので高級なTG付きスペアナは必要なさそうです。1.9/3.5MHzのスローパー、表示をSWRとして測定してみました。2つ共振点がわかります。一般的には、このアンテナアナライザーとしての使い方が一番多そうですね。<いろいろ改良>アリ・エキスプレスで購入したものですが、入力部にシールドが付いていないハズレ品でした。シールド付きのは、高域で特性が良いようです。<電池残量表示の追加>ダイオード取り付けとファームのアップデートで電池残量表示ができるようですのでやってみます。コネクターが邪魔(コネクターが付いていない個体も有り)なので取り外し、ダイオードD2を取り付けます。<ファームウェアアップデート>1.5GHZまで使えるようになるものとか、いろいろあるようですが、高いところは使わないのと信用できないので、900MHZまでのアンテナアナライザー向けのファームを入れることにしました。GFUモードにするとか、STマイクロから専用ツールをダウンロード必要とかありますが、そのあたりは省略。無事にアップデート完了しました。画面が小さいですが、結構遊べます。testerというのを仕入れてみました。価格は送料込みで2,000円以下、ケース付きバージョンです。10日少しで届きました。取説も配線図も何も無く「ネットで調べてね」という大人のキットで多少戸惑いましたが、見つけることができました。組み立ては数時間ってところでしょうか。欠品も覚悟の上だったのですが、幸いにも大丈夫で一発動作しました。AVRのプログラムはオープンソースになっているようですし、中国製で、いろんなクローンが販売されているようです。トランジスター、FET、サイリスター、トライアック、ダイオードの測定の他にいろんな機能が付いています。液晶はTFTでフォントとバックを好みの色調にすることもできます。連続可変はできませんが発振器としても動作しました。最初の写真はMOS-FETのBS-170を測定したもの。左の写真は一般的なバイポーラーを測定したものです。不良であるかの判断と、ピンアサインを自動的に判断してくれるのでなかなかのスグレモノです。(月)ワンチップマイコンPICに足をつっこむひさびさの修理記事ではない書き込みです。meterなるものが安価に販売されているので、購入してみた。これは秋月電子で販売されているものと全く同じようです。30分ほどで組み立てて水晶を入れてみると、一発で動作しました。周波数カウンターとしても使えます。プリアンプが付いていないので別基板で自作。測定してみると、70MHz程度までカウントしました。このキットはPIC16F628Aが使われており、意を決してプログラミングに挑戦してみることに。60歳も間際なアタマの硬いワタシにできるもんやらと・・・。IDEをダウンロードし動かせてみました。このキットはDL4YHFが開発したプログラムが搭載されていることが分かっており、それを6桁に変更したF8FIIへと、さらにゼロブランキングができるようにするのが目的です。アセンブラーと格闘すること数日。Facebookで詳しい方とやりとりしてようやくゼロブランキングできようになりました。50回ぐらいは書き込みしたでしょうか・・・。※(注意)右のコーディングは誤っています。それで最終的にやりたかったのはコレ、うまくいきました。ロケーション・アナライザLA-300という測定器の修理依頼。電源が入らないとのこと。見るもので、内部がどのような回路になっているか、全くわからず、配線図も見つからないので修理できないかもしれないことを承知いただいた上でお預かりしました。ちなみに、アマチュア無線で使っているのではなく、ある仕事で使用されているプロの方からです。分解、目視で気がついたのは、電池の液モレです。これでは電源が供給されません。仕事で使ってらっしゃるのでフォルダーごと、交換しようと探したのですが、微妙にネジ止め穴が異なり、洗浄・ハンダによる導通で対応しました。動作するようになったものの、不安定。原因は、各種スイッチの接触不良。中を開けると写真のように、手作り感満載で、うまく分解することができず、隙間からなんとか接点復活材を入れ、スイッチ類は接触不良が無くなりました。この測定器は「高感度な周波数カウンター+RFレベルメーター」ということのようですね。入力にディップメーターを近づけるだけで、カウンターと信号レベルを見ることができます。強い静電気が掛かり、UHF帯は動作するがHF~VHF帯が動作しなくなったとのことでお預かりしました。デジタル回路が故障していたら、修理不能という条件付きで。クラニシも倒産して、修理不可能なんですね。周波数カウンタがでたらめな表示をしているので、発振していないと判断。そこで、手持ちの自作ディップメータを発振させて、基板に近づけてみると・・・カウントが始まりメーターも振れました。発振回路の故障と断定です。中身は基板が別れており、結構複雑な回路となっています。写真は、発振回路の基板。ここの何かが不良となっていることは間違いありません。簡略化された配線図はネットで見つけましたが、デジタル部分を大幅に削除してあるようです。UHF帯の発振回路も記述がありません。いうJ-FETがゲート・ソース間がショート状態になっていました。このFETは、ネットで探しましたが入手困難です。近いことがわかり、3本共交換することとしました。結果は思った通り、発振を開始しメーターが勢い良く振れました。微妙に特性が異なるせいか、周波数を可変していくと上端と下端で発振停止していまうレンジが見つかりました。それでも、150MHz以上がダメとかであり、アマチュア無線の各周波数帯は全てカバーしており、問題ないと判断しました。示し、完了としました。(火)ニキシー管カウンターの修理・・・(ゲートタイム10秒修復)苦労しましたが、10秒のゲートタイムはなんとか修復できました。SSGから50MHzを入れてカウントしているところです。これで、0.1Hzの桁まで測定できることになりました。(月)ニキシー管カウンターの修理・・・(1)水島OMのアドバイスで、ゲートタイム10Hzを修復することができました。(10秒)が、ダメで、入力感度が悪い点も含め、まだ不具合は残っています。骨董品のカウンター、せっかくなので、どうしても修理したくて手探りでやっています。あちこちとオシロで当たったところ、ゲートタイムが10Hzであるべきところが、16.7Hzになっているのを発見しました。これが怪しいと思われる基板です。端子の右から2番目に非常に細い1kHzのパルスが入って、左から3番目の端子に100Hz、ここまではOKですが、右から3番目が上記のオシロ写真のとおり、16.7Hzが出ており、分周がおかしいと見当を付けたものです。水島さんからコメントいただいたように、デシマルカウンターのところがバイナリーに、そしてダイオードが怪しいとのことで、半導体の全てをテスターで当たってみたのですが、テスターの判断では全て正常でした。最終手段として、全てのトランジスター、ダイオードを交換してみようかとも考えています。大変な作業になりそうですが、力技でなんとかなりそうです。これは、TS-511のマーカー回路(520/820も同じ)ですが、マルチバイブレータで1/4の25kHzを作っており、このような回路で構成されているのは、間違いなさそうです。ニキシー管周波数カウンターニキシー管採取のためと思って格安で落札した古いタケダ理研の周波数カウンターTR-5589L、届いたものを見て驚き・・・デカイ、重い。不具合がありますが、動作するので分解するのがもったいなくなってしまって・・・あきません。写真はルヒジウムで校正したSSGから123.456789MHzを出してカウントしたもの。このカウンター内部にもOCXOが入っていて精度だけは確保していました。(日)DRIラボ自宅で今年もミーテイング今年も、例年実施している自宅でのミーティング(DRIラボ技術MTG)を実施しました。各局7J3AOZ局と若手のJN4JGK/3局は初めて参加いただきました。「アマチュア無線の将来」「最近CWの運用」などなど、けっこうシビアな話題にも花が咲きました。楽しかったけど・・・疲れました。アンテナ復活しました。最近のトラックバックバックナンバー2020年1月2019年12月2019年11月2019年10月2019年5月2018年9月2018年5月2018年4月2018年3月2018年2月RSSを表示する。