機械室機器トップカテゴリー/category/show/3?site_domain=defaultチェアー・ユニット/category/show/2?site_domain=defaultX線撮影装置/category/show/5?site_domain=defaultCADCAM機器/category/show/4?site_domain=defaultレーザー機器/category/show/6?site_domain=defaultマイクロスコープ/category/show/9?site_domain=default口腔内カメラ/category/show/41?site_domain=default診療用小機械/category/show/42?site_domain=default滅菌・洗浄用機器/category/show/1625?site_domain=default診療室設備/category/show/7?site_domain=default機械室機器/category/show/14?site_domain=defaultウィスパーシルフ/category/show/134?site_domain=defaultウィスパーリベル/category/show/136?site_domain=defaultウィスパー/category/show/1471?site_domain=defaultポセイドン/category/show/43?site_domain=default技工用機器/category/show/8?site_domain=defaultタービン・ハンドピース/category/show/44?site_domain=default材料/category/show/1497?site_domain=default予防関連製品/category/show/45?site_domain=defaultレセプトコンピュータ/category/show/46?site_domain=defaultレントゲンソフト重要なお知らせキーワード検索キーワードまたは文章で検索できます(200文字以内)キーワードの間に半角スペースを入れるとAND検索になります。キーワードの間に"|"を入れるとOR検索になります。-"を入れるとハイフンの後ろのキーワードを除外して検索します。【ポセイドン】長期休暇の前後におこなうことはありますか?「電源のON/OFF」と「給水配管ラインの切り替え操作」を行ってください。お休み明けは電源を入れ、ポセイドン通水ラインに切り替えた後、デンタルユニットのフラッシングを数分行ってください。※「電源のON/OFF」と「給水配管ラインの切り替え操作」に特に順番はございません。【ポセイドン】電極交換を怠った場合、どうなるか?電極が経年劣化すると通電しづらくなり、水を電気分解して、電解水を生成することができなくなります。【ポセイドン】フィルター交換を怠った場合、どうなるか?定期的な交換を怠るとカルシウムなどの鉱質分や、サビなどの汚れがユニット給水経路に流れ込み、水量・水質低下による動作不良、水回路の詰まり、漏水の原因となります。【ポセイドン】ポセイドン一台で何台のユニットに対応できるのか?Sタイプは1台につきユニット1台、セントラルタイプは1台でユニット最大15台まで対応可能です。※医院様の給水配管の条件により対応が難しい場合がございます。【ポセイドン】ポセイドンはどれくらいの量の中性電解水を生成できるのか?設置地域の水量・水圧により異なりますが、、セントラルタイプで最大約20L/毎分、Sタイプで最大約3L/毎分の中性電解水を生成します。【ポイセイドン】ポセイドンの生成する電海水の残留塩素濃度はどの程度か?生成量や原水の塩化物イオン量により異なりますが約3~5ppm(約3.0~5.0mg/1L)です。【ポセイドン】ポセイドンはどういった仕組みでユニット水ホース内を除菌し...ポセイドンは水道水に含まれてる塩化物イオン(Cl-)を電気分解し、残留塩素濃度の補正された中性電解水を生成します。残留塩素上昇により水自体の除菌効果が高まり、ユニット水ホース内での微生物の繁殖を抑制します。【ポセイドン】耐用年数は何年ですか?耐用年数は5年です。セントラルタイプのフィルター交換方法は、動画をご覧ください。旧フィルターと現行フィルターで交換方法が違います。旧フィルターと現行フィルターの見分け方は下記をご覧ください。【ウィスパーシルフ】どのくらい音が出ますか?騒音値(正面1.5m)は以下の通りです。