極細サンプルの接触角測定いつもコラムをご愛読いただきありがとうございます。今回のテーマは「極細サンプルの接触角測定」です。「ワイヤーのような細長いサンプルの接触角を測定したいのですが、測定可能ですか?」という問合せを頂く事が多々あります。測定可能かどうかの判断として重要なのが、サンプルに測定液を着液出来るかどうかです。そこで、今回はどれくらいの細さまで着液が可能か、身近な物で試してみたいと思います。用意したサンプルは3種類。写真1写真2写真3以上三つの写真は、マイクロスコープで拡大した使い古した接触角計の針(20G、25G、30G)です。今回の測定に使用するディスペンサーと針(接触角計側の針)は、以前のコラムに登場したマイクロシリンジと33Gの針です。マイクロシリンジについてのコラムはこちら早速試して測定を行いたいと思います。写真1の外径:0.901mm(20G)。接液に戸惑うことなく、着液出来ました。接触角計のカメラで見ると20Gの針がかなり太く見えます。液滴量は0.01μlと、かなり少ない着液量です。続きまして、25G(外径:0.501mm)。これも問題なく着液出来ました。ここまでくるとソフト側で液滴を認識しづらくなるので、手動で端点を補正する必要があります。最後に30G(外径:0.301mm)です。着液に少し苦労するのですが、何とか出来ました。懸滴量は0.01μl以下ですので、0.00μlと表示されますが、ご覧のように液滴がちょっぴり付着しています。さきほどの25G(外径:0.501mm)と同様に液滴の端点を手動で合わせる必要があります。ワークが非常に軽量ですので、着液時の力で簡単にずれてしまいます(画像では右側に傾いてしまっています)ので、何等か固定する工夫が必要かもしれません。今回、ステンレス材質の実績で太さ0.30mmまでの測定を行いました。液と固体の付着力にもよりますので、それ以上細い物も測定可能はできるとおもいますので、ぜひお気軽にお声掛けください。