電極液絡部の詰まり電極液絡部の詰まり可動スリーブ電極のスリーブ部分が回らない。原因は?KClの結晶がつまっていると考えられます。半日~1日程度純水に浸けておくか、30~40°Cの温水に浸けてKClを溶かしてください(このとき内部液補充口は開けた状態で浸けてください)。内部液が白く固まってしまった。どのように取り除けばよいか?比較電極の内部液が白く固まっているのは、KClの結晶(内部液が乾燥するとできる)であると考えられます。取り除くためには、内部に純水を入れてKClの結晶を溶かして、その液を捨ててください。その後は、比較電極内部液で共洗いしてから新しい内部液を入れてください。白い粉が液絡部に詰まっている。どのようにとればよいか?液絡部の内側:内部液が白く固まった場合と同じ処置をとってください。液絡部の外側:可動スリーブ部分が回らない場合と同じ処置をとってください。液絡部(セラミック)は、なぜ詰まるのですか?下記の4点が考えられます。内部液(AgCl入りKClまたはKClのみの液を使用)とサンプルとが反応してしまう可能性があるため。※電極形式(96xx-10D)の電極では、銀イオントラップを持っているためAgClの析出は起こりにくくなっています。液絡部(セラミック)は、なぜ詰まるのですか?下記の4点が考えられます。内部液(AgCl入りKClまたはKClのみの液を使用)とサンプルとが反応してしまう可能性があるため。※電極形式(96xx-10D)の電極では、銀イオントラップを持っているためAgClの析出は起こりにくくなっています。液絡部(セラミック)が黒くなった電極は使用できるのか?前述に示した理由より黒くなったと考えられます。1%を含む溶液を撹拌して液絡部の黒い付着物が取れるまで浸けてください。以上のような処置を行なっても感度が回復しない場合は、電極を交換してください。税抜¥22,000~平面センサに滴下するだけ。ビーカいらずでどこでも誰でも簡単測定。税抜¥59,000~片手で使いやすく持ち運びもコンパクトで簡単。税抜¥165,000~ハイエンド卓上型。タッチパネルとナビゲーションでストレスフリーな操作を実現。pH・COND・ION・ORP・DO測定項目、試料、アプリケーションに応じた電極ラインアップをご紹介。アクセシビリティサイトマップ。