Resistivity)です。記号はρVで表します。Resistivity)に”V”がついていることから、抵抗率ρの下文字に”v“が付きρVとなります。体積抵抗RV(一般的な電気抵抗と同じ)と体積抵抗率ρVは異なるので注意しましょう。抵抗値Rは物質の形状、サイズ、測定位置等で変わってしまいます。体積抵抗率は物質固有の値であり、多くの材料の絶対的な尺度として用いられます。物質の体積抵抗率を見れば、どんな材料が電気を通しにくいかを比較することができるのです。物体の抵抗Rは長さLに比例し、断面積Sに反比例します。RCF(V)$$となります。Factor)といいます。これは、「材料の形状や寸法及び測定位置による影響」を補正するために用いられる係数です。試料の形状や寸法及び測定する位置により変化します。呼ばれており、分野によって表現が異なります。(*抵抗率には表面抵抗率もありますが、単に抵抗率という場合には体積抵抗率を意味します。)これからは体積抵抗率を抵抗率と言い換えて説明します。各物質の抵抗率について抵抗率は温度や不純物の量によって変わりますが、特に温度等の記述がない場合には、室温(20°C)での値を示します。半導体の電気抵抗率は不純物に強く依存します。紙などは湿度によって変化するため、抵抗率にバラツキが生じてしまいます。抵抗率によって、電気を通しやすい「導体」、電気を通さない「絶縁体」、その中間である「半導体」に分類されますが、厳密な境界はなく、上記のように重なってしまう個所があります。変化が異なるのが特徴です。温度の上昇に伴って、大きくなります。これは、導体内にある自由電子は陽イオンにぶつかりながら移動しますが、温度が高くなればなるほど、陽イオンの振動が激しくなり、自由電子の移動を邪魔するためです。温度の増加に伴って、小さくなります。断面積Sの単位は[cm2]、長さLの単位も[cm]、抵抗Rは[Ω]なので、式から得られる抵抗率の単位は[Ω・cm]です。読み方は「オームセンチメートル」です。[Ω・m(オームメートル)]で表すこともあります。1[Ω・m]=100[Ω・cm]となります(“c”が「-2乗」なのでこのような関係になります)。図のような構成で抵抗率を測定します。使用していない外側の電極はガード電極と呼ばれます。R_V=\frac{V}{I}$$となります。裏側の主電極からガード電極に流れる電流は漏れ電流ですが、これらの電流は電流計を通らないため、体積抵抗RVの計算に使用する電流Iの大きさには影響を与えません。上式に断面積Sと長さLを求めて代入します。$$長さLはこの場合は厚さtになります。\frac{R_V}{t}$$となります。カラーコード】一覧表・読み方・覚え方などを徹底解説!抵抗にはその抵抗値や誤差を表すカラーコードが表示されています。この記事ではカラーコードの一覧表・読み方・覚え方を図を用いてなるべく分かりやすく説明します。【耐サージ抵抗って何?】構造や特徴などを説明します!この記事では耐サージ抵抗について構造や特徴などを説明します。抵抗にサージ電圧(電流)が印加されると、電気的ストレスによって抵抗器が損傷され、抵抗値が変化するおそれがあります。『温度ヒューズ抵抗』とは?構造やヒューズの溶断原理についてこの記事では温度ヒューズ抵抗について以下の記事の内容を詳しく説明します。【抵抗】『ワンパルス限界電力』について!単発パルスにどれくらい耐えられる?抵抗の特性には、定格電力以外にワンパルス限界電力というものがあります。求め方!何ワットで何°C昇温するの?抵抗に電流が流れる(電圧がかかる)と、温度が上昇します。この温度上昇は抵抗の定格電力によっても変わりますし、同じ定格電力でもリード抵抗とチップ抵抗で変わります。AFFINGER5.。