)を採用し、ヘモグロビン検査技術とボリューム脈波計技術を組み合わせて、血酸素を測ることができる機器です。成人、小児および新生児など全年齢層に適用するオールラウンドの監視機器。再充電可能なリチウムポリマー電池内蔵で、途切れない監視を確保できる。(320×240)TFTカラー液晶と赤、黄色LED搭載。簡単な操作で高いコストパフォーマンス。携帯便利で、室内と屋外(救急車)の監視に適している。ユーザーフレンドリーなインターフェイスを持つ。測定データの検索や問い合わせる機能で便利かつ迅速である。収縮期血圧(SYS)、拡張期血圧(DIA)、平均血圧(MAP)、酸素飽和度(SpO2)、脈拍数(PR)5つのパラメーターが可視および可聴アラーム搭載。アラームの上、下限値は自分で設定することができる。ユニークなフラッシュメモリ内臓。NIBPデータまたは30000SpO2データの記憶装置。24時間対応のNIBPトレンドグラフと20時間以内のSpO2および脈拍数(PR)トレンドグラフを表示できる。継続的なリアルタイム測定。強力な抗干渉能力を持つデジタルSpO2の技術を採用する。フィンガークリッププローブ付き、新生児のバンドルプローブを選択可能。範囲:35%〜100%(分解能:1%)精度:0%~100%:±2%、及び70%未満の段階で特定されていない。範囲:30bpm〜250BPM(解像度:1bpm)精度:±2bpmあるいは±2%の最大値を選択。パルスが0.4%であるときに、SpO2と脈拍数を正しく表示することができる。SpO2の誤差は±4%ですが、このパルスレート誤差は±2bpmあるいは±2%の最大値を選択。偏差が±1%未満である。)コロトコフ音法と同様に上腕に巻いたカフを加圧することにより、血圧を非観血的に測定する。