株式会社メディコム株式会社メディコムはカイロプラクティックテーブル(ゼニステーブル/トムソンテーブル)の販売から修理、メンテナンスまで幅広くお受けいたします。劣化によるエアー漏れ修理のきっかけ上部機構内よりエアーが漏れている音がする担当者よりこの度は、当社をご利用いただきまして誠にありがとうございました。上部機構内よりエアーが漏れている音がするとの事が訪問点検を行ないました。結果、ノビマチックバルブよりエアー漏れが生じていましたので新品と交換を行ないました。今回は2個付いている内の1個が劣化による不具合を起こしていましたが、構造上、1個が不具合を起こしますともう1個も遠くない将来的に同じ不具合を起こす事がありますので、状況説明をさせて頂いた上で2個同時の交換作業を行なわせて頂きました。行っておりますので、お困りのことがございましたらいつでもご相談ください。株式会社メディコム.Top。