株式会社メディコム株式会社メディコムはカイロプラクティックテーブル(ゼニステーブル/トムソンテーブル)の販売から修理、メンテナンスまで幅広くお受けいたします。修理のきっかけ上部機構ストップノブが破損してしまった担当者よりこの度は、当社をご利用いただきまして誠にありがとうございました。身長合わせの際に使用するストップノブのネジ部分が破損してしまったとの事で修理訪問にお伺い致しました。点検したところ、ストップノブのネジ部分が折れていましたので埋まっているネジを取り除き、ネジ山を切り直すことで対応致しました。ダイヤル部と繋がっているネジは断面加工し再び使用しました。ストップノブが使えなくなってしまうと身長合わせの際にクッションの位置固定が出来なくなってしまいますので、お早目の交換をお勧め致します。行っておりますので、お困りのことがございましたらいつでもご相談ください。株式会社メディコム.Top。