イオン電極取扱上の注意イオン電極取扱上の注意はじめに、付属の取扱説明書を参照してください。応答膜のガラス膜は破損しやすいので衝撃を与えないこと。ガラス膜に付着した汚れは、水などをしみ込ませた柔らかい布、またはスポンジを用いて拭き取ること。低濃度の測定対象イオンを含む溶液に浸して保存すること(長期間使用しないときは乾燥状態で保管する)。測定対象イオンを含む溶液に浸して保存すること(長期間使用しないときは乾燥状態で保管する)。電極表面が沈澱性の物質で覆われた場合、感応膜が多結晶固体膜のときは電極表面を1200番程度の細かい研磨紙で研磨して再生すること。イオン応答膜が単結晶のときはエタノールで5~10分間洗って再生する。再生を行なったときは検量線を作り直すこと。長期間空気中で保存した多結晶固体膜電極は、使用に先立って2.の再生処理を行い、処理後は低濃度の測対象イオンを含む溶液に充分に浸してイオン応答膜の安定化を図ること。測定対象イオンを含む溶液に浸して保存する。内部液と同じ組成の溶液、または低濃度の測定対象イオンを含む薄い溶液に浸して保存する。ガス透過性膜の汚れや損傷、内部液の状態に注意して汚れや損傷のある場合および電位勾配の低下、応答速度の低下がみられた場合は、ガス透過性膜の交換、内部液の交換および内部電極の感応膜の純水洗浄やエタノールで汚れを除去する。税抜¥22,000~平面センサに滴下するだけ。ビーカいらずでどこでも誰でも簡単測定。税抜¥59,000~片手で使いやすく持ち運びもコンパクトで簡単。税抜¥165,000~ハイエンド卓上型。タッチパネルとナビゲーションでストレスフリーな操作を実現。pH・COND・ION・ORP・DO測定項目、試料、アプリケーションに応じた電極ラインアップをご紹介。アクセシビリティサイトマップ。