概要10万台におよぶ販売台数と、30年を超える実績。これらをベースに、新型煙道排ガス分析装置ENDA-5000が誕生しました。欠測の許されない排ガス測定管理には最適の連続分析装置です。連続監視する必要のあるボイラ排ガス、ゴミ焼却、電力発電など、さまざまなニーズに対応します。特長1台で5成分を同時連続測定ENDA-5000シリーズは、HORIBA独自の光学系で5成分を1台で測定可能。5成分以内であれば測定成分の組み合わせは自由です。HORIBA独自の干渉フィルタにより、大幅に干渉ガス影響の低減をはかっています。軽微な確認作業で、欠測のリスクを軽減でき、安心して活用いただけます。SO2の校正時間を大幅に短縮SO2の校正は従来WETベースの校正により、長時間(約15分)を必要としていましたがDRYベース校正法の採用により、約3分へと短縮。欠測時間の短縮化、校正ガスの消費量削減を実現しました。内外ともマンセル5Y7/1半ツヤ*1:キャリアガスボンベは不要です。*2:レンジ数は各成分最大2レンジです。*3:応答速度はサンプリング部品の構成により変更する場合があります。*4:-15〜40°C(寒冷地仕様)および-5〜50°C仕様については別途対応いたします。*5:共存ガスにNH3を含む場合は、NH3スクラバをオプションとして用意しています。SO2計でサンプルガス中にCH4が共存する場合は、CH4干渉補正型SO2計を用意しています。CO計でサンプル中にN2Oが共存する場合は、N2O干渉補正型CO計を用意しています。アクセシビリティサイトマップ。