適合チェック(上顎歯列、舌小帯)・不適合部がないとき→調整せずに使用させる。*・不適合部があるとき→(2)へ進む。本品は、次の原材料で構成する。・光重合レジンの重合(3)余剰分レジンのトリミング・はみ出した光重合レジンの除去。歯面がムーシールド上側部分の前面に接触しないように仕上げる。※日中2時間以上及び就寝中の装着を、数か月継続させる。【使用上の注意】**1本品は、耐熱性ではないため、熱を加えないこと。2アルコール、その他多くの消毒薬は、本品を変質・変色させるため、用いないこと。洗浄する際はリテーナー専用の薬剤を使用すること。険性があるため本品を使用しないこと。4本品を患者に処方したら、定期的に来院させ、本品に異状がないことを確認すること。異状が見られたらただちに使用を中止し、新しいムーシールドを処方すること。5毎回使用前に製品の状態を確認し、異状が見られるときは使用せず、処方した医院にかかること。**61から5の事項を患者の保護者に伝えておくこと。**7本品添付の患者説明書を用いて、患者の保護者に指導を行うこと。GDPRReport。