updateにゃん太郎とアマチュア無線メインクーンのにゃん太郎と趣味のアマチュア無線と電子工作の記録です。update久しぶりのアナライザネタです。mini60を購入してから安価なアナライザに興味を持ちK6BEZの自作にチャレンジしたりしました。5年前にもなるんですね。VNAを購入しました。ebayで5千円ちょいでした。タイプがあるみたいで、もっと安いのもあるみたいです。最近ではAmazonでも同じくらいの値段で買えるようです。本体は基本的には全部同じですが、タイプは下記のようにいろいろあります。無し4、リチウム電池内蔵か非内蔵そしてややこしいことに上記のものは値段では、判断できないくらいろいろ販売されています。説明には、明記されてないことが多いので、返品の利くAmazonあたりで購入するのがベストみたいですね。kit付属で開けてみるとシールドはありませんでした。画面で操作するなら液晶が小さいのでタッチペンを使ったほうがいいです。操作に関してはちょっと慣れが必要で画面だけで操作するのは、結構慣れが必要です。Scan範囲等の周波数設定が面倒です。PCにusb経由で接続してPC画面でソフトを立ち上げて操作するのが正解だと思われます。このソフトに関しては、2種類あります。x64環境でUSBドライバは、全部自動で入るので刺すだけで認識して使えます。上に緑のテープがあります。液晶保護フィルムのはがし用ですが、なぜかネジをとってカバーを取らないとはがせない。当たり前ですが、はがすと液晶がえらいきれいになります。これははがした後でフォントが少し大きいファームを入れてあります。他はショートとオープンのコネクタです。オスの変換コネクタもついています。これは後述しますが、ファームをバージョンアップしたら更正をしないと値がものすごく不正確になります。一緒に購入したほうがいいと思います。定在波はもちろん同軸の長さまで測定できるようです。HF帯で同軸のインピーダンスを測定して、長さをそろえるために面倒なディップメータなんか必要なくなります。いやはやすごい時代になったようです。ほかの高価なアナライザが必要なくなりますね。RigexpartとかMFJなんかこれから売れるのだろうかと心配になります。開発元はTT@北海道さんみたいですね。以前にSDR用にHFCONVキットを購入させていただきました。詳細な説明書も公開されています。これをコピーして、この値段で販売するとはおそるべし中華パワー。cloneとかしているし、、、競争は激しいようです。(笑)PCソフトNanoVNA.exeのバージョンは1.03です。下記のリンクの中のzipのNanoVNASharp.zipをこれを解凍すると出てきます。1.03では一番下でFwのバージョンを表示できるようになっているようです。これも機能てんこ盛りです。おまけにSCANは一瞬で終わります。購入したのはファームがMar03でで結構古かったので更新することにしましたが、ちょっとはまったのでその覚え書きもかねて、、、ファームの最新版の入手はyoutubeのリンク先にあります。firmwareで探すと2つyoutubeがヒットしますが、どちらもにあります。githubでソースも公開されています。PC用NanoVNA.exeも入ってます。今後のサポートとかニュースはhttps://groups.io/g/nanovna-users/topicsでされているようです。白の電池内蔵のはdfuモードに入るのにbootpのランドがない。これはただ単に電池のコネクタが邪魔して表示が見えてないだけでした。横から見えるP1のランドをピンセットでショートして電源オンで無事dfuモードに入れました。(画面は白表示)これで上記からダウンロードしたNanoVNA资料-20190808T222607Z-001.zipというのを解凍するとfirmwareというフォルダがあります。ファームは下記の5種類があります。ファームアップ手順は3種類ぐらいありますが、WONDOWSでやるのでしたら、DfuSeDemoが一番楽でいいです。managerでファームをDFUに変換する必要があります。ここに詳しく解説されていす。nanoVNA_300_ch_20190802.dfunanoVNA_800_aa_20190802.dfunanoVNA_800_ch_20190802.dfunanoVNA_900_aa_20190802.dfunanoVNA_900_ch_20190802.dfu違いは容量の大きいnanoVNA_900_aa_20190802.dfuは表示されるフォントが少し大きいです。年寄りにはこちらのほうがいいです。STSW_STM32080_V3.0.6.zipがありさらに解凍するとDfuSe_Demo_V3.0.6_Setup.exeがでてくるのでこれをインストールします。これがファームアップグレードツールです。x64だとすべて自動で認識します。なんてメッセージが出てきてどうしても読み込めません。これには結構悩みました。いえば昔中華のキットを買って、その付属ソフトのzipを解凍したときにはまったのを思い出し、firmwareフォルダだけを別の場所にコピーするとちゃんと読み込んで成功しました。x64の場合、中国語のフォルダ名があると、(たぶんNanoVNA资料)その下のファイルがうまくloadできなくなるみたいです。フォルダ名をrenameするといけると思うんだけど、コピーでうまくいったんで試してません。それから私のだけかもしれませんが、バージョンアップしたら必ずキャリブレーションをして更正しなければ、測定値が結構めちゃな値になりました。出荷時にはちゃんとキャリブレーションされてるみたいです。キャリブレーション方法キャリブレーションは画面上でもできますが、PCソフト上でやったほうが簡単にできます。PCソフソフトのnanovna.exeを起動してconnetctを押す。下のほうにRESUPONSEがあるのでCalibrateを押す。接続してShortを押す。接続してLoadを押す。CH2に50オームの抵抗を接続してIsorationを押す。正確にはCH1の抵抗はそのままにしておいて、CH2にもう一個50オームの抵抗を接続したほうがいいみたいです。後にdoneを押すと終了です。するとSAVEの項目が5つでてくるのでこの結果をSaveする。この値段でこの機能だと他の何倍も高価なアナライザは全部オワコンになりそうです。派生でNanoVNA-Fというのが出てきたみたいです。50k-1GHzまで測定できるようになっているようです。小型のスマホサイズですね。屋外で使うのに気を使わなくていいですね。なんとこれが14000円くらいです。前に買ったmini60が同じ値段でおもちゃに見えます。これも欲しくなっちゃった。そんなにアナライザばっかり買ってどうするんだろ。コードとか内容についてはJH1UMVさんのBLOGが参考になります。これからいろいろnanovnaのGitHubで機能追加されるみたいで楽しみです。私にはちんぷんかんぷんですが、、、しかし世の中にはTT@北海道さんといいすごいエンジニアがいるものですね。いったプロのエンジニアさんのコードはものすごく参考になります。本当に技術者にとってはいい時代になったと痛感します。update「最新トラックバック」は提供を終了しました。