昨今のあらゆる機器のネットワーク化に伴って、通信監視においてもシリアル通信などを遠隔からモニタリングされたいというご要望をお聞きします。弊社のLE-8200A等のスタンドアロン型アナライザーでは、LE-PC800GやLE-PC300GといったPCソフトと通信変換機SI-60Fを併用することにより、簡単に遠隔地からネットワーク経由での通信モニタリングを実現できます。以下に設定方法の例をご紹介します。1台のPCから複数のアナライザーを同時にモニタリング可能SI-60FにIPアドレスを設定SI-60F付属のソフトを使用し、取扱説明書の指示に従ってSI-60Fに固定IPアドレスを設定します。(※IPアドレスの設定についてはネットワークに支障がないよう設置先のネットワーク管理者にご相談ください)設定完了後、アナライザーとSI-60Fをアナライザーに付属のAUXケーブル(LE2-8V)で接続します。ポートについて以下のように設定します。(※通信速度は115.2kbpsまたは230.4kbpsで設定します。アラナイザーの設定値とSI−60Fの設定値は同じにします。)PCにPCリンクソフトをインストールし設定する取扱説明書の指示に従ってPCにPCリンクソフト(LE-PC800G、LE-PC300G等)をインストールします。経由」を選択します(SI-60F利用でも「SI-60経由」で問題ありません)。「ホスト名」の項目にSI-60Fに設定したIPアドレスを入力します。等)その他の設定項目については下記の通りです。データポートシリアルデータを送受信するためのポート番号を設定します。未入力時には自動取得しますので、通常は未入力の状態にします。ルーターやファイアウォール等でポート番号が変換されるような場合には設定が必要です。制御ポート番号を設定します。通常は未入力の状態にします。アナライザー、SI-60F、LE-PC800Gに同じ値を設定します。固定で変更はできません。パリティアナライザとの通信データパリティを設定します。通常は「なし」に設定します。制御方式のフロー制御を行うかどうかを設定します。通常は「なし」に設定します。以上で基本的な設定は完了です。それ以外の計測データの保存先設定や実際のソフトの使用方法などはPCリンクソフトの取扱説明書をご参照ください。以下はLE-8200AとLE-2500を接続し、PC上からLE-8200Aのシュミレーションモードを操作してデータを送受信・モニタリングした際の様子です。通信速度は19.2Kbps、全二重RS-232C通信で1キロバイトのデータを10msの間隔(アイドルタイム)で送受信しているものを、エラーなくモニターできました。データ表示の一例PC上でアナライザーの画面をエミュレートして実際の使用感覚での遠隔操作も可能なお、注意点としてはアナライザー側の通信計測速度が高速な場合、パソコンへのデータ転送が間に合わずHDDへの記録データが欠ける場合があります。以下は通信速度230.4Kbps、全二重RS-232C通信で1キロバイトのデータを間隔(アイドルタイム)なしで送受信した場合の一例です。10分間の計測中に1回データの欠落が発生しました。通信速度が速くてもデータを断続的に通信している場合は欠落が発生しない場合があります。以下は230.4Kbpsの通信で1キロバイトのデータを460msの間隔で送受信したものをモニターしたものです。この場合、データ欠落なくモニターができました。PCリンクソフトのLAN経由で欠落なく対応できる速度は実効通信速度で最大40Kbpsとなっています。程度となるので、測定データを取り逃すことなく記録できます。遠隔モニタリング時、アナライザーの電源はONである必要があります。接続中にアナライザーの電源を切断しないでください。PCリンクソフトは拡張セットによって対応していないものがあります。各PCリンクソフトの商品情報でご確認ください。