数値は精確に測量可能です。新生児など全年齢層に適用するオールラウンドの監視機器。簡単な操作で高いコストパフォーマンス。リチウムポリマー電池内蔵で、途切れない監視を確保できる。◆柔軟なデザイン性でコンパクトな外観。携帯便利で、室内と屋外(救急車)の監視に適している。(SYS)、拡張期血圧(DIA)、平均血圧(MAP)、酸素飽和度(SpO2)、脈拍数(PR)5つのパラメーターが可視および可聴アラーム搭載。アラームの上、下限値は自分で設定することができる。◆ユニークなフラッシュメモリ内臓。NIBPデータまたは48時間以内のSpO2データの記憶装置。◆測定データの検索や問い合わせる機能で便利かつ迅速である。)コロトコフ音法と同様に上腕に巻いたカフを加圧することにより、血圧を非観血的に測定する。自動測定間隔:1〜255分の範囲で調整可能。5mmHg、最大標準偏差≤8mmHg。過圧保護:ソフトウェアとハードウェアの二重保護。範囲:成人:収縮期血圧:40mmHg〜270mmHg平均血圧:20mmHg〜235mmHg拡張期血圧:10mmHg〜215mmHg小児:収縮期血圧:40mmHg〜200mmHg平均血圧:20mmHg〜165mmHg拡張期血圧:10mmHg〜150mmHg新生児:収縮期血圧:40mmHg〜135mmHg平均血圧:20mmHg〜110mmHg拡張期血圧:10mmHg〜100mmHg上限値と下限値範囲:成人:収縮期血圧:40mmHg〜270mmHg平均血圧:20mmHg〜235mmHg拡張期血圧:10mmHg〜215mmHg小児:収縮期血圧:40mmHg〜200mmHg平均血圧:20mmHg〜165mmHg拡張期血圧:10mmHg〜150mmHg新生児:収縮期血圧:40mmHg〜135mmHg平均血圧:20mmHg〜110mmHg拡張期血圧:10mmHg〜100mmHgSpO2(動脈酸素飽和度)のモニタリング◆継続的なリアルタイム測定。◆強力な抗干渉能力を持つデジタルSpO2の技術を採用する。◆SpO2、脈拍数、SpO2の脈波、棒グラフ、SpO2および脈拍数(PR)トレンドグラフリなどアルタイムに表示可能。◆トレンドグラフはスケーリング機能付き。◆標準成人フィンガークリッププローブ付き、新生児のバンドルプローブを選択可能。:30bpm〜250BPM(解像度:1bpm)精度:±2bpmあるいは±2%の最大値を選択。パルスが0.4%であるときに、SpO2と脈拍数を正しく表示することができる。SpO2の誤差は±4%ですが、このパルスレート誤差は±2bpmあるいは±2%の最大値を選択。偏差が±1%未満である。ATHENADENTAL.JPまで商品問合せ※商品の情報、ご注文、お届け、お支払いに関するお問合わせはこちらまでお願いします。土・日および国民の休日はお休みさせていただきます。お客様のご意見、ご要望をお聞かせください。できるだけ早くご返答するよう心がけております。050-55345232お問い合わせ商品レビューレビュー:14件1.レビューをご覧になる際のご注意2.このレビューはAthenaDentalに登録のお客様より頂いたものです。3.個人の感想、体験によるもので、すべての人に当てはまるものではありません。使用しないまま返品された物です。yahata_satiz投稿日時:09/04/2015今日無事に届きました。ありがとうございます。miraicy投稿日時:02/09/2014親切です。agatuma投稿日時:15/05/2014この製品も故障もなく快適に使っている。uozaki投稿日時:26/04/2014この度は迅速、且つ、スムーズなお取引きに、感謝致します。次へ>>お名前:メールアドレス:レビュー等級:内容:Athenadental.jpでは、すべての商品を送料無料でお客様のもとへお届けします。それが1円の商品でも、1万円の商品でも、金額に関わらず無料でお届け。注文から最短翌日に発送致します。不良品が心配でも安心。到着後30日以内の未使用商品であれば、返品が可能です。一部お受けしかねる場合もございますので、くわしくは「返品・交換について」をご覧ください。Athenadental.jpでお買い物をすると商品代金の一部分がポイントとして還元され、「1ポイント=1円」として次回以降のお買い物の際にお使いいただけます。「「PAYPAL」の3種類をご用意しております。お客様に合ったお支払い方法をお選びください。現在表示可能な、カテゴリ履歴はございません。