R製品概要ソフトウェアお問い合わせ画期的なイオン化法を採用フラグメントフリーな光ソフトイオン化方式を採用しました。光を分子(M)に向けて照射したとき、その光子エネルギー(E=hv)が分子のイオン化エネルギーよりも大きい場合、分子は光電子を放出し、イオン化を起します。M++e本装置では、10eV程度の光子エネルギーをもつ真空紫外光を、イオン化源として採用しています。理想的なガス導入インターフェースガス導入機構に、ジェットセパレータ原理に基づく二重オリフィス構造のスキマー方式を採用し、高反応性ガスも高感度にキャッチします。電子衝撃イオン化(EI)法と光イオン化(PI)法とのモード選択が可能です。粉体、バルク、基板状などさまざまな試料形態に対応しています。メーカーとして実績ある温度制御技術により、正確な温度計測を達成しています。全発生ガスを検出するTICスキャンモードを標準装備していますので、予期せぬ発生ガスも高感度にキャッチします。電子衝撃イオン化(EI)法専用機もラインナップしています。その場合の測定質量範囲(m/z)は1~200です。加熱時発生ガス質量分析(EGA-MS)の長年の課題を克服した、画期的なイオン化法を採用しました。ガス検出部で分子を壊さずにそのまま計測できます。発生ガスを高精度に質量分析計に導入するための理想的なスキマー型ガス導入インターフェースと、フラグメントフリーな光ソフトイオン化技術のコンビネーション*により、多成分ガスが同時生成する場合でも、リアルタイムにガスを弁別分析します。*浜松ホトニクス株式会社との共同開発による一目で脱ガス挙動が観測可能3次元マトリックスデータ表示を、あらゆる角度から自由に操作(360°回転)でき、一目で広い温度範囲での脱ガス挙動が観測できます。マウスで簡単操作マウスのカーソル操作で、任意温度のマススペクトルや任意質量数のイオンクロマトグラムの2次元データを選択、抽出することができます(特許出願中)。熱分析データ(TG-DTA)とイオンクロマトグラムの多重表示が、質量数イオンをマウスで直接「ドラッグ&ドロップ」操作するだけで簡単に行えます。選択、抽出されたマススペクトルやイオンクロマトグラムをビットマップイメージで収納、管理できる「スナップショット機能」を設けました(特許出願中)。選択されたマススペクトルは、そのままNIST-MSライブラリ検索ソフトウェア(オプション)にリンクして、自動的に定性分析が実行できます。Mass)ならびに昇温脱離ガス分析(TPDシリーズ)の測定データをそのままロード、解析することができます。複合熱分析法によって得られるマトリックスデータを見やすく3次元表示し、様々な角度からの2次元データの選択、抽出を可能にします。データの解析、評価をスピーディに行うことができます。TCi上記以外の製品をお問い合わせに追加する場合、下記より装置の種類をお選び下さい。タロウE-mailアドレス例)info@rigaku.co.jp(英数字半角)こちらのアドレスにお問い合わせ内容の確認メールを送らせていただきますので、お間違いのないようご入力願います。例)042-544-9795(数字半角)ご意見・ご要望(1000文字まで)その他ご意見・ご要望等がございましたら、こちらにお書き添えください。ご記入いただいた個人情報は、本件に関するお客様へのご連絡に利用させていただくことがあります。