新品にしたワリにはあまり風速表示が上がらない周りの木が伸びて下からのサーマルだと動きが悪いみたい。島野さんとポールを1mほど上げるか?と相談中2018/10/06(土)忍野やはりこちらも台風で倒れたとのこと。風向は変わるのだがデータが正常に動かずにほぼ固定状態。風速計が倒れるとかのダメージを受けると風向センサのポテンショメータが壊れて接触不良状態となる。最終的にはすべてrdc.jpに入れ替え予定2018/10/03(水)まとめこの前の大型台風で破損箇所1.葛城,方向センサが破損、近日メカ交換2.今井浜風速カップ破損3.三筋倒れて動作不安定2018/02/01(木)RDC.JPこのサーバを全面入れ替え。動作確認のためPC回収。数日チェックしてから週末再設置の予定。2017/10/31(火)葛城USBカメラが曇ったので交換。数時間で停止するそれまでは動いていたので現地交換したカメラドライバがハングアップしている可能性が高い。2017/10/30(月)丹那PCがHDDを認識せずハングアップ。古いPCなのでHDDコネクタ接触不良っぽい。そのまま再設置して様子見。次に壊れて修理負荷の場合はwin-10のNCUかstick-PCに交換するか..2017/10/20(金)丹那ショップPCが調子悪いので交換。エラーはCOMのフローコントロールで発生しているのでハードを2線式に変更。旧PCは電源部分が壊れているらしく修理不可。PC交換までしばらく停止。停止したので再度引き上げ。今回は無線機側の電池アダプタの接触不良。10年以上使っているので端子が少しサビていて強風の振動で接点不良となった。次回フライト時に設定予定。前回の電池交換時に電池BOXと基板の一部を破損していたのを修理。後日交換の必要がある。風向風速計の動きが悪いので交換。風速センサのカップはちょっと動きが悪い程度で実質0.5m位低下。どちらかというと風向の動きが悪く弱い西だと東から動かない場合も。落雷があったらしくデータは送っているが内容が北0mで固定とのことで引き取り修理。CPUが破壊されていて外部入力が読み取れない状態。原因は外部からの高圧電磁パルスと思われる。CPUの在庫がないので在庫制御基板に交換納品で翌日復旧。2017/2/24(金)葛城22日からカメラ/データ両方とも止まっていたらしいが平日なんで誰も気にしていない模様。RESETしてもらったが復旧しなかったので現地へPCは大丈夫だったがHUBの電源が落ちていた。忙しくて修理ができなかったが近日中に行くので急きょ修理。コントローラは正常だが無線機の不具合で送信不可となる。一部接触不良らしきところを直したが本質的な修理は無線機交換しかなさそう。暫定処置で再設置とする。ミスでテストモード起動となっていてバッテリが1カ月しか持たなかった。各種チェック行い電池にもよるが最低3~4カ月は動作する予定。春まで設置時間があるのでついでに連続1か月での電圧降下試験もやっておこう2016/11/29(水)朝霧サンプル評価設置しているユニットのどこかが接触不良らしい。ショップの旧アプリを動かしているノートPCもまたしばらくしたら壊れるだろう。言うことで社内の冶具に使っていた古いノートPCを予備の風PCに準備しておいた。Win-XPでのVBアプリなんかは捨てて今のデータベース版に切り替えればよいのだが電話応答システムを残しておきたいらしい。今のが壊れてもすぐに復旧可能。旧システムPCがダウンぎみなんで引き上げてオーバーホールいろいろと本体に問題あったが一応復旧。2.5インチIDEHDDを買う気にはなれないので何とかしたがセクタエラーあるので時間の問題かも。