大気校正で指示値が安定しにくい。すればよいですか?センサの洗浄を再度行なって、空気中にしばらく(2時間以上)放置して、その後再度校正を行なってください。液校正で指示値が安定しません。汚れ電極コネクタの本体への接続不良ゼロ校正はできるが、スパン校正ができない。原因として何が考えられますか?電極の汚れ、もしくは感度低下などが考えられます。上述の1~4の原因も考えられます。税抜¥22,000~平面センサに滴下するだけ。ビーカいらずでどこでも誰でも簡単測定。税抜¥59,000~片手で使いやすく持ち運びもコンパクトで簡単。税抜¥165,000~ハイエンド卓上型。タッチパネルとナビゲーションでストレスフリーな操作を実現。pH・COND・ION・ORP・DO測定項目、試料、アプリケーションに応じた電極ラインアップをご紹介。アクセシビリティサイトマップ。