1/3・1/1オクターブ実時間分析と騒音測定が可能なハンディータイプの騒音計、独立した2つの騒音計回路を持ち、異なった時間重み特性、周波数特性の条件での測定が同時に行えるデュアル測定が可能です。2つの騒音計回路を持ち、例えばA特性で測定しながらC特性の信号を測定するというように周波数特性や動特性を任意に選択して同時に測定ができる騒音計です。充実したデータメモリー機能を装備。マニュアルストア用に1ブロック、オートストア用に2ブロックのメモリが個別に確保され、瞬時値もしくは演算結果をストアします。瞬時値は騒音計モードで最大10000データ、1/1オクターブ分析で4000データ、演算値は200データがストア可能。レベルレンジや周波数補正特性の騒音計の設定内容は電源を切っても保持されており、電源を入れるだけで前回の測定値と同じ内容に設定できます。]「必要な測定器」を、「必要なとき」に「必要な期間だけ」ご不明な点は、06-6398-7511までお気軽にお電話ください。レンタル価格は、「レンタル自動見積」を左クリックしてください。リースは原則取り扱っておりません。1つの入力に対して、メイン、サブチャンネルのデュアル計測を行う。メインチャンネルに対しては、1/1、1/3オクターブ実時間分析を行う。1)瞬時値Lp、等価騒音レベルLeq、単発騒音暴露レベルLE2)騒音レベルの最大値Lmax、騒音レベルの最小値Lmin3)*ピーク音圧レベルLpeak4)*区間内最大値(3秒または5秒)のパワー平均値レベルLtm3、Ltm55)時間率騒音レベルLX(L1、L5、L10、L50、L90、L95、L99)1)から4)までは同時計測を行う。*印はサブチャンネルのみ有効。06-6398-7522レンタルトップページ|販売トップページ|会社概要|レンタルのしくみ|お問い合わせ|。