空気中の浮遊粒子に光を照射すると、粒子から散乱光が生じます(光散乱現象)。この散乱光の強さが粉じん濃度と相対的に比例することを利用して測定します。本器光散乱式デジタル粉じん計は、浮遊粉じんを含む試料空気を吸い込み、レーザー光線を照射して、生じた散乱光の強さをフォトダイオード(検出器)によって電気信号に変換し、カウント値として積算します。1分間当たりのカウント値(CPM値)はK値(質量濃度変換係数)によって相対質量濃度(mg/m3)に変換されます。]「必要な測定器」を、「必要なとき」に「必要な期間だけ」ご不明な点は、06-6398-7511までお気軽にお電話ください。レンタル価格は、「レンタル自動見積」を左クリックしてください。リースは原則取り扱っておりません。06-6398-7522レンタルトップページ|販売トップページ|会社概要|レンタルのしくみ|お問い合わせ|。