最新バージョンが、2012年1月1日から施行となりました。変更点を可能な限りお客様にわかりやすく便利に知って頂くために、主な変更点を要約しました。表1がその概要を示しています。下降の計測シリーズと、それに伴いヒステリシスの決定は緩和されました。その代わりに、クリープは新しい基準で決定されることになりました。これにより、4つのケースに分類される可能性という結果になりました。どの特性がどのケースに考慮されるのかを表しています。以前の校正証明書で示されているデータと直接比較ができることを表しており、後にその力変換器が材料試験機の校正に使用できるということに関わってきます。計測の不確かさ内挿誤差ヒステリシスクリープ計測の不確かさ残念なことに、これまでの校正証明書と計測の不確かさを直接比較することはもはやできません。計測プロセスのモデリングと、さらには個々の評価や荷重に使われる計算も変更されました。重要な点は何かというと、ヒステリシスは考慮されなくなったと言うことです。ヒステリシスは後の使用に関わることと、これまでの校正証明書との直接比較ができなくなることから、規格では要求されていませんが、HBMの校正証明書にはこの情報を付加テーブルにて記載しています。お客様は、これまで通り、ご自分で計算しなくても値を知ることができます。拡張計測不確かさをどの力にも確定することが新しい機能として規定されています。お客様はこれをアプリケーションやさらなる計算に使用することができます。blue.ベストフィット機能を根本として、全ての力範囲に亘って計測の不確かさが説明されています。それにより、以前の校正で得られていたものよりも拡張計測不確かさのために得た値の方が良くなる場合もあるでしょう。トランスファ変換器として使用する場合、その解析は、特定の力にのみ、内挿無しとなります。このケースでは、単に校正証明書に記載されている事項でのみ、その変換器の使用が適していると言うことに注意しなければならないでしょう。machineHBMの新しい校正証明書HBMの校正証明書は、お客様に可能な限りの情報を提示できるように意図して作成されています。このため、HBMでは力の上昇・下降方向の校正を、ヒステリシスと共に、全てのアプリケーションをカバーできるように引き続き行います。お客様はどの解析を、クラスをまたは計測の不確かさを使用するか、ご自分でお決め頂けます。ヒステリシス無しの校正証明書は、お客様にとっては後に上昇力での使用のみという制限が起こることもあるでしょう。規格の変更は、証明書のレイアウトの変更にも関わってきます。HBMのお客様に関しましては、付加情報と明確なレイアウトにより、近代計測技術のラインの中でそのメリットをご享受いただけます。17025国際規格(認定業者)で要求されている全ての情報を提供します。変更をおわかりいただけるよう説明を載せています。いう広範囲で、両方向(圧縮力/引張力)において、ドイツ校正サービスにおける力の校正証明書を提供しています。HBMのセンサに限らず、他社製の力変換器についても、最高精度にて校正いたします。HBMはドイツ校正サービスのドイツでの第一号認定業者で、力の計測ラボは1977年に既に認定されています。長年に亘る実務経験は、新しいISO376でも十分に活かされ、お客様へのメリットとして還元されることでしょう。ポイント毎の説明が見られます。HBMやHBMの製品について「もっと詳しく知りたい」、「わからないことがある」、「こんな製品を探している」などございましたら、お気軽に下記お問合せフォームでご連絡ください。