おいては、感度校正や測定時の試料水の撹拌が原理上必要となり、また塩分、温度と気圧の影響を受けます。隔膜電極法では感度校正には原則として、次のような液が用いられます。DO純酸素飽和液(純水に純酸素をバブリングしたもの)ただし、隔膜電極法のDOセンサーの出力は酸素分圧に比例するため、2の液の代わりに、大気中に一定時間(2~3分程度)さらして校正することも可能です。当社では、野外で用いることが多い水質チェッカのDO計にこの校正方法を採用しています*。1のDOゼロ液は、亜硫酸ナトリウムがDOと反応して亜硫酸ナトリウムが過剰の場合DOがゼロとなることを利用したものです。純水にボンベの純酸素をバブリングして調製できます。純酸素をバブリングする際は火気に注意してください。通常のDO測定には、1の液でゼロ校正を、2の液または大気にさらして飽和DO校正をします。一定温度(たとえば25°C)で校正および試料液のDO測定をするのが原則です。試料液中のDOを一定速度でDOセンサーの隔膜に接触させるため、試料液を一定速度で撹拌する必要があります。同様の目的でフローセルを用いることもあります。実験室などにおいての測定中は、マグネチックスターラーを用いて一定速度(渦をまかない程度の回転数(500~1,000rpm))で撹拌してください。スターラーの使用によりサンプル温度が上昇するときは、恒温槽を使ってください。動かしながら測定してください。共存する塩分濃度の影響を受け、塩分濃度が高くなるほど飽和DO濃度は低くなります。これは、図1に示した塩化物イオン(Cl-)濃度と飽和溶存酸素の関係からもよくわかります。隔膜電極法においては、「隔膜ガルバニ電極法」および「隔膜ポーラログラフ法」(以下、両方法を示す場合は単に「隔膜電極法」と記す)とも、その出力は溶存酸素濃度ではなく酸素分圧に対応しますので、その出力には塩分濃度の影響が反映されません。そこで、試料液の塩分濃度を算出して、その値からDO濃度の減少分を補正することができます。塩分濃度は導電率測定値から計算できるため、当社ではこの方式を用いてDO濃度の塩分補正機能を組み込んだ機種を販売しています。試料液の塩分濃度に対応したDO濃度の減少割合は、「溶存酸素とは」のページ内表1の最右欄に、塩化物イオン(Cl-)100mg/Lあたりに差し引くDO量mg/Lとして表示しています。隔膜電極法のDOセンサーに対する温度の影響は、主にDOの隔膜透過速度に表れます。温度が高くなるほどDOの隔膜透過速度が速くなり、DOセンサーの感度が上がります。飽和DO濃度に対する温度の影響は、「溶存酸素とは」のページ内表1に示した通りですが、ここではこの影響を除き、純粋にDOセンサーに対する温度の影響を検討します。図2は、当社のマルチ水質チェッカ(型式:U-50)のDOセンサー(隔膜ポーラログラフ法)の出力に対する温度の影響を示したものです。隔膜の厚さ50μmの場合について、25°Cにおける出力を100%として、温度が変化した場合の出力変化(%)を示しています。DOセンサーの出力は、25°Cを基準とすると、温度1°Cの上昇で約4%のプラスの影響を受けることがわかります。図2中に示した小さなグラフは、飽和DO濃度に対する温度の影響を参考に示したものです。隔膜電極法DOセンサーの出力に対する温度の影響さらに、隔膜電極法では酸素分圧を測定していますので、気圧(大気圧)に比例して変化します。地表で大気圧1気圧(1013ヘクトパスカル)が5,000m上昇すると、大気圧は0.5気圧程度となりますが、この場合DOセンサーの出力は1気圧のときの約半分となります。DOの種々のデータを比較する場合、気圧補正が加えられているかを注意する必要があります。25°C、大気圧980ヘクトパスカルの際に測定されたDO濃度が6.5mg/Lであった場合、25°C、1013ヘクトパスカル(1気圧)のときの値に補正する計算は次の通りです。隔膜電極法DO計に気圧計を組み合わせて、大気圧補正した値(1気圧下での値に換算した値)を表示する機能を付加した計器を作ることも考えられます*。水深が深くなるほど水圧が増加し、水深10mあたり約1気圧増加します。この水深測定用の水圧検知に基づき、DOセンサーの補正をする(1気圧下での値に換算した値を表示する)ことも考えられます*。税抜¥22,000~平面センサに滴下するだけ。ビーカいらずでどこでも誰でも簡単測定。税抜¥59,000~片手で使いやすく持ち運びもコンパクトで簡単。税抜¥165,000~ハイエンド卓上型。タッチパネルとナビゲーションでストレスフリーな操作を実現。pH・COND・ION・ORP・DO測定項目、試料、アプリケーションに応じた電極ラインアップをご紹介。アクセシビリティサイトマップ。