幅広いアプリケーションに最適なモデルをご案内します。ルドルフ・リサーチ・アナリティカル社の密度比重計DDMシリーズは研究開発から製品出荷工程の品質管理分野まで幅広いアプリケーションに対して最適なモデルをご提供できるようモデルラインナップを展開しています。世界各国の測定規格やカスタマイズ可能なユーザースケールまで貴社の測定アプリケーションに合わせた提案が可能です。安心で堅牢なDDMシリーズはお客様の生産性向上をお約束します。測定において、一番の難点は気泡混入による測定エラーと言われています。これは測定原理からU字形状の測定セル部に試料溶液導入時に気泡が混入することで、正確な密度値が得られなくなるからです。(特許技術)測定セル部全体を表示しているメインスクリーンからタッチするだけで、測定セル部を6倍・10倍表示してくれます。最新モデルでは測定セル部全体をスキャンして表示することも可能になりました。表示される映像はリアルタイム(Live)ですので、移動する微細な気泡まで確実に確認いただけます。ビデオビュー機能は試料溶液の導入時だけでなく、クリーニング中のセルの状態も確認できたり、測定中のセル内部をライブ観察できます。Hereモデルラインナップと特徴DDMシリーズは幅広いアプリケーションでご利用いただけます。どのモデルを選択したら良い?など弊社までお問合せいただければ相談させてただきます。分解能や測定精度、拡張性などを参考にしてください。一般的に規格値や基準値など求められる測定値の10分の1を測定できるモデルを選択されるケースが多いです。DDM2909の筐体は他シリーズと共通となりました。詳しくは日本語カタログを参照ください。Part11ソフトウェアはすべて共通システムを採用しており、FDAの指針に完全準拠しています。Seriesでご利用のお客様では同じ内容でご使用いただけます。監査証跡も自動的にバックアップが可能で、PDFフォーマットで出力可能です。測定結果は本体内にパスワード保護されたPDFで保存されます。リファレンスセル搭載によるメリットリファレンスセル採用により、1点の温度校正で広い温度範囲をカバーすることができます。搭載し様々な粘度をもつ試料に対応しています。1回の装置校正で長期間安定して装置を使用いただける環境をご提供しています。GMP/GLP準拠の安心感DDMシリーズはGLP/GMPに準拠しています。装置校正は2点校正・3点校正が可能となっており、一般的に行われる空気と水による装置校正の他、お客様のアプリケーションに合わせた測定範囲に近い3点目の校正を行うことが可能です。すべての測定メソッド内容や装置設定内容など記録し、レポート出力も可能です。装置の定期的な点検記録も自動的に行われ、実施日、結果など本体内に保存され、いつでも呼び出し、出力が可能です。装置の性能確認試験や校正実施についてはユーザーでリマインダー設定することもでき、性能確認試験を合格しない場合は装置の使用を制限する機能も搭載しています。ルドルフ社ではいち早く製品ライナップである旋光計オートポールシリーズ、屈折計JSeries、密度比重計DDMシリーズに採用しました。組込専用OSの利点であるセキュリティ性に優れ、USBポート、LANポートによる拡張性は柔軟に対応しています。ディスクプロテクションによる安全性LAN接続ネットワーク内にDDMを接続しても、ディスクプロテクションにより完全に守られています。PCウィルス、マルウェアなど外部からの書き込みは一切行われず、装置で取得したデータのみ保存されます。柔軟性に優れた入出力ポート5つのUSBポートはWindowsならではの柔軟性があり、市販されているUSB接続機器(例えば、マウス、キーボード、バーコードリーダー、プリンターなど)プラグ&プレイで使用できます。専用のドライバーソフトウェアのインストールや設定など一切必要ありません。その他、ソフトウェアやファームウェアのアップデートなどもUSBメモリー経由で行え、測定データのバックアップや直接出力もUSBポートを経由して接続されたドライブへ保存することも可能です。社内ネットワークに接続されているプリンターに出力も可能となり、インターネット接続を利用し、他の事業所へのデータ送信も可能です。ルドルフ社ではNIST、UKASなど様々な校正用標準溶液を販売しています。すべての校正用標準溶液は校正証明書が付属し、目的に応じた標準試料をご提供できます。密度比重計のアプリケーションとして、屈折計、旋光計など他の機器との接続を行い、自動化を希望されます。セットアップにて60検体までの自動化が可能です。ECSとの組み合わせや、時には個別で機器を利用されるケースを考えた組み合わせなどご要望にお応えします。オートポール6複合機器コンビネーション。