1-800-833-9200お問い合わせご意見、ご質問、フィードバックについては電子メールでお問い合わせください。GS/sのTDS3000Cシリーズは、コンパクトなサイズでバッテリ動作が可能なオシロスコープであり、高速に変化する信号を観測するのに適しています。前面パネルの専用操作ボタンと25種類の自動測定機能が装備され、操作性にも優れていますので、操作の習得に時間をとられず、実作業に集中できます。FAQデジタル・フォスファ・オシロスコープTDS3000Cシリーズは、手頃な価格で優れた性能を実現するデジタル・フォスファ・オシロスコープです。周波数帯域は100MHzから500MHz、サンプル・レートは最高5GS/sであり、優れた測定再現性を実現します。2019TDS3000Bに差動増幅器ADA400Aを使うことはできますか。ADA400Aは電源係数が5のため、2台まで接続できます。ADA400A型を3台または4台の場合には、1103型電源とBNCケーブルが必要です。2019TDS3000Bでネットワークプリンタに設定すると、毎回ヘッダーページが印刷される。ヘッダーページを印刷しない方法はありますか?プリンタの取り扱い説明書の「ヘッダーページを印刷しない」をご参照ください。2019TDS3000/BやTDS5000/Bシリーズのオシロスコープでは、ビデオトリガの720P/60が選べます。720P/50はどのようにして設定するのですか?TDS3000/Bシリーズでは、HDTVトリガを掛けるのに、TDS3VIDが必要です。オシロスコープで設定するには、720P/60を使えば、60/59.94と同様に、50Hzでもトリガが掛かります。2019TDS3054BのExportCode(ECCN:米国輸出規制コード)は何ですか?弊社ホームページにてご確認いただけます。下記よりアクセスしてください。2019TEKPROBEインタフェースとは何ですか?プローブからオシロスコープへTekProbeインタフェースを介して、信号を入力することに加え、電源供給とアクティブプローブのオフセット情報を伝えます。プローブの減衰比や100×プローブや電流プローブなどといったプローブの種類の情報も送ります。テクトロニクスのオシロスコープでは、TekProbeインタフェースを持つ機種は、TDS400、TDS500、TDS600、TDS700、TDS3000/B、TDS5000/BシリーズとTDS7104、TDS7054になります。2019TDS3000/BシリーズにLabVIEWのドライバは使用できますか?TDS3000/Bシリーズのドライバは、ナショナルインスツルメンツ社のホームページからダウンロードできます。下記よりアクセスしてください。2019グランドを取らないで、TDS3000/Bを操作しても安全ですか?バッテリ操作で、30Vrmsまでのフローティングでしたら、安全に操作できます。高電圧のフローティング測定には、高電圧差動プローブのご利用をお勧めいたします。2019オシロスコープに使えるコミュニケーション・モジュールは何ですか。添付資料をご覧ください。2019コミュニケーションモジュールなしでTDS3000Bシリーズを購入しました。GPIBを使うのに、アクセサリとしてTDS3GVを購入すれば良いのですか?はい、GPIBをご利用になるには、TDS3GVをご購入いただければ良いです。OpenChoiceソフトウエアが付属します。2019レコード長を選ぶ最適なポイントは何ですか?10kポイントを選ぶのが良い例。長時間にわたり細かな変動をする信号安定しているまたは、緩やかな変動のある信号単発信号500ポイント、またはファストトリガを選ぶのが良い例。2019LANを使っていないが、オシロスコープとPCをイーサネットポートでピアツーピアで接続したい。可能ですか?はい可能です。クロスケーブルかハブを使い、オシロスコープとPCのイーサネットポートをピアツーピアで接続することが出来ます。RS-232接続の例で云えば、ヌルモデムケーブルをご利用いただくのと同じです。ピアツーピア接続では、PC、オシロスコープとも、それぞれ固有のIPアドレスとサブネットマスクが必要となります。-イーサネットネットワークの設定」でDHCPをオフにしてください。2019オシロスコープで信号が見えません。したら良いですか?まずオシロスコープが正常動作しているか確認します。できればオシロスコープに付属していた受動プローブを使い、オシロスコープ前面のプローブ補正へ接続します。初期設定を行い、オートセットを実行します。この時、1kHzのパルス波が見えるはずです。見えない時は、接続をチェックし、それでも見えない場合は、ダイアグを実行してください。プローブ補正信号が見える場合は、オシロスコープは正しく動作しています。再度観測した信号を接続し、オートセットボタンを押してください。2019TDS3000を使い、イーサネットに接続をしています。イーサネットの設定に、「接続テスト」とありますが、これは何ですか?「接続テスト」ボタンでゲートウェイへpingします。ゲートウェイのIPアドレスが特定されていない、もしくは正しくない場合、接続テストは失敗します。クロスケーブルや純正のイーサネット接続をお使いの時に適用されます。オシロスコープとの接続の確認では必要ありません。「接続テスト」ボタンはゲートウェイへのpingの時だけご利用いただくものです。あらゆる用途にコストパフォーマンスに優れたロングセラー世界標準世界中のエンジニア、10人中8人がテクトロニクスのオシロスコープを使っています。2019入門書オシロスコープのすべてこの入門書では、初めてオシロスコープを使用する方を対象に、オシロスコープの基本的な機能および操作方法について説明しています。聞きなれない用語が出てきましたら、本書の末尾の用語集でその意味を確認してください。本書には、オシロスコープの動作原理や操作についての用語テストや選択式問題が掲載されているので、教材としても適しています。数学やエレクトロニクスの知識は必要ありません。この入門書では、以下の項目について説明します。重要な10の項目について説明します。選定ガイドテクトロニクスは、さまざまなアプリケーション、用途に対応したオシロスコープを数多くご用意しています。だけるさまざまな種類のオシロスコープの概要と、ニーズに合った正しいオシロスコープの選定の手助けになるよう、選定の際に考慮すべき主要性能や機能、各シリーズ間の主な違いをご説明しています。FAQデジタル・フォスファ・オシロスコープTDS3000Cシリーズは、手頃な価格で優れた性能を実現するデジタル・フォスファ・オシロスコープです。周波数帯域は100MHzから500MHz、サンプル・レートは最高5GS/sであり、優れた測定再現性を実現します。2019TDS3000Bに差動増幅器ADA400Aを使うことはできますか。ADA400Aは電源係数が5のため、2台まで接続できます。ADA400A型を3台または4台の場合には、1103型電源とBNCケーブルが必要です。2019TDS3000Bでネットワークプリンタに設定すると、毎回ヘッダーページが印刷される。ヘッダーページを印刷しない方法はありますか?プリンタの取り扱い説明書の「ヘッダーページを印刷しない」をご参照ください。2019TDS3000/BやTDS5000/Bシリーズのオシロスコープでは、ビデオトリガの720P/60が選べます。720P/50はどのようにして設定するのですか?TDS3000/Bシリーズでは、HDTVトリガを掛けるのに、TDS3VIDが必要です。オシロスコープで設定するには、720P/60を使えば、60/59.94と同様に、50Hzでもトリガが掛かります。2019TDS3054BのExportCode(ECCN:米国輸出規制コード)は何ですか?弊社ホームページにてご確認いただけます。下記よりアクセスしてください。2019TEKPROBEインタフェースとは何ですか?プローブからオシロスコープへTekProbeインタフェースを介して、信号を入力することに加え、電源供給とアクティブプローブのオフセット情報を伝えます。プローブの減衰比や100×プローブや電流プローブなどといったプローブの種類の情報も送ります。テクトロニクスのオシロスコープでは、TekProbeインタフェースを持つ機種は、TDS400、TDS500、TDS600、TDS700、TDS3000/B、TDS5000/BシリーズとTDS7104、TDS7054になります。2019TDS3000/BシリーズにLabVIEWのドライバは使用できますか?TDS3000/Bシリーズのドライバは、ナショナルインスツルメンツ社のホームページからダウンロードできます。下記よりアクセスしてください。2019グランドを取らないで、TDS3000/Bを操作しても安全ですか?バッテリ操作で、30Vrmsまでのフローティングでしたら、安全に操作できます。高電圧のフローティング測定には、高電圧差動プローブのご利用をお勧めいたします。2019オシロスコープに使えるコミュニケーション・モジュールは何ですか。添付資料をご覧ください。2019コミュニケーションモジュールなしでTDS3000Bシリーズを購入しました。GPIBを使うのに、アクセサリとしてTDS3GVを購入すれば良いのですか?はい、GPIBをご利用になるには、TDS3GVをご購入いただければ良いです。OpenChoiceソフトウエアが付属します。2019レコード長を選ぶ最適なポイントは何ですか?10kポイントを選ぶのが良い例。長時間にわたり細かな変動をする信号安定しているまたは、緩やかな変動のある信号単発信号500ポイント、またはファストトリガを選ぶのが良い例。2019LANを使っていないが、オシロスコープとPCをイーサネットポートでピアツーピアで接続したい。可能ですか?はい可能です。クロスケーブルかハブを使い、オシロスコープとPCのイーサネットポートをピアツーピアで接続することが出来ます。RS-232接続の例で云えば、ヌルモデムケーブルをご利用いただくのと同じです。ピアツーピア接続では、PC、オシロスコープとも、それぞれ固有のIPアドレスとサブネットマスクが必要となります。-イーサネットネットワークの設定」でDHCPをオフにしてください。2019オシロスコープで信号が見えません。したら良いですか?まずオシロスコープが正常動作しているか確認します。できればオシロスコープに付属していた受動プローブを使い、オシロスコープ前面のプローブ補正へ接続します。初期設定を行い、オートセットを実行します。この時、1kHzのパルス波が見えるはずです。見えない時は、接続をチェックし、それでも見えない場合は、ダイアグを実行してください。プローブ補正信号が見える場合は、オシロスコープは正しく動作しています。再度観測した信号を接続し、オートセットボタンを押してください。2019TDS3000を使い、イーサネットに接続をしています。イーサネットの設定に、「接続テスト」とありますが、これは何ですか?「接続テスト」ボタンでゲートウェイへpingします。ゲートウェイのIPアドレスが特定されていない、もしくは正しくない場合、接続テストは失敗します。クロスケーブルや純正のイーサネット接続をお使いの時に適用されます。オシロスコープとの接続の確認では必要ありません。「接続テスト」ボタンはゲートウェイへのpingの時だけご利用いただくものです。あらゆる用途にコストパフォーマンスに優れたロングセラー世界標準世界中のエンジニア、10人中8人がテクトロニクスのオシロスコープを使っています。2019入門書オシロスコープのすべてこの入門書では、初めてオシロスコープを使用する方を対象に、オシロスコープの基本的な機能および操作方法について説明しています。聞きなれない用語が出てきましたら、本書の末尾の用語集でその意味を確認してください。本書には、オシロスコープの動作原理や操作についての用語テストや選択式問題が掲載されているので、教材としても適しています。数学やエレクトロニクスの知識は必要ありません。この入門書では、以下の項目について説明します。重要な10の項目について説明します。選定ガイドテクトロニクスは、さまざまなアプリケーション、用途に対応したオシロスコープを数多くご用意しています。だけるさまざまな種類のオシロスコープの概要と、ニーズに合った正しいオシロスコープの選定の手助けになるよう、選定の際に考慮すべき主要性能や機能、各シリーズ間の主な違いをご説明しています。2019ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください電話でのお問い合わせご質問は、お電話にてお問合せください(月~金)。当社のエキスパートがお答えします。PST)今すぐチャットで。