まで幅広く測定ニーズに応えます。浮ひょう法、浮きばかり法、比重瓶法、ピクノメーター法などからの更新ニーズや精度向上ニーズに最適です。Part11にも対応しています。測定メソッドを選択して試料を導入するだけ!!工場出荷時には密度比重計で利用されるほとんどすべての測定メソッドが収録されています。その他、お客様のアプリケーションに合わせたカスタムメソッドの作成も行えます。測定メソッド選択時のヒューマンエラーを防止する為、不要なメソッドを非表示にするなど、使う側にうれしい配慮もできます。メソッド編集画面(上図)密度比重計を使用したアプリケーションでは様々な濃度測定に特化したメソッドも使用されます。一般的に使用される濃度換算テーブルをはじめ、お客様のアプリケーションに合わせたカスタム換算式なども登録することができます。以下に挙げる濃度スケールを一例として紹介しています。日本国内でもJISをはじめ、その他の規格に合わせたスケールをご用意しております。API規格上記はほんの一例です。その他、お客様のアプリケーションに合わせてカスタマイズいたします。新しい測定メソッドの作成も悩む必要はありません。既存の測定メソッドからのコピーもでき、例えば設定温度の変更だけを行う事も簡単に行えます。測定メソッドの管理画面にはパスワード保護も行え、不用意なアクセスを防ぎます。測定メソッドの編集画面は基本的に3つの画面ステップのみとなっており、専門的な知識がなくても簡単に編集が可能です。測定パラメータ、表示項目の決定、表示単位や桁数の設定だけです。ビデオビュー機能2007年の登場以来、その技術も進化を続けています。最大の悩みは試料溶液導入時の微細な気泡です。ビデオビュー機能では微細な気泡も確実に画面で確認ができ、測定前にエラーを防ぐことが可能です。ライブ観察できるので、試料溶液導入時からクリーニング状態の確認まで用途は広がり、多種多様な検体をこなす測定環境には最適です。米国特許#7,437,909リファレンスセル搭載によるメリットリファレンスセル採用により、1点の温度校正で広い温度範囲をカバーすることができます。搭載し様々な粘度をもつ試料に対応しています。1回の装置校正で長期間安定して装置を使用いただける環境をご提供しています。GMP/GLP準拠の安心感DDMシリーズはGLP/GMPに準拠しています。装置校正は2点校正・3点校正が可能となっており、一般的に行われる空気と水による装置校正の他、お客様のアプリケーションに合わせた測定範囲に近い3点目の校正を行うことが可能です。すべての測定メソッド内容や装置設定内容など記録し、レポート出力も可能です。装置の定期的な点検記録も自動的に行われ、実施日、結果など本体内に保存され、いつでも呼び出し、出力が可能です。装置の性能確認試験や校正実施についてはユーザーでリマインダー設定することもでき、性能確認試験を合格しない場合は装置の使用を制限する機能も搭載しています。よる安心感を実感してください。セキュリティ性に優れている組込専用OSを採用することで、Windowsの拡張性、自由度のままお使いいただけます。USBポートにキーボードやマウス、プリンターなど接続するだけで更に便利になり、ネットワークポートを利用して社内サーバーへのデータ保存も思いのままです。8GBの産業用メモリーカードを採用し、モーター駆動式のHDDに比べて高耐久です。測定データは本体内に保存することも、USB接続された外部ディスク、メモリーの他、ネットワークドライブへの出力も可能ディスクプロテクション機能により外部からの書き込みは一切されず、セキュリティに優れています。Windows対応の外部機器による拡張性に優れています。インターネット接続も可能です。RS-232ポートも装備し、外部機器の制御など可能です。オートポール6複合機器コンビネーション。