“TOP3”自分のイメージにぴったりの先端形状にしたい!エキスパートのミクロの手は常にスペシャルメイドインジェクター特性や実験目的、試料サイズ、液性などに合わせ、ピペット形状を意のままに作り分けることで良い試験結果を引き寄せることができます。シャーレの淵にあてる方法やピンセットなどで摘まんで潰すなど、先端開口のラフな調整方法はありますが、先端は任意の割れた形状にもなりますし、狙ったサイズにならないことも多いです。本器の加工技術を熟練された方は、1μm刻みで開口のサイズを作り分けることも可能になります。比べ、大幅なローコストランニングを実現します。既製品メーカーの多くがナリシゲ製マイクロフォージによる加工作業で作製マイクロピペット作製のリーディングカンパニーナリシゲのガラスマイクロピペット作製ツールはマイクロマニピュレーション市場の世界中の多くの研究室、マイクロピペット既製品メーカーなどでも加工技術標準器として使用されています。熟練度次第では、既製品ピペットメーカー同等もしくはそれ以上の性能の1本を自作で得ることができます。引っ張る二段引きが可能な汎用性の高い縦引き型。錘による重力落下方式でヒーター値を調整し、任意のテーパー形状を実現します。シンプルな操作でインジェクション用からパッチクランプ用まで幅広く対応できる世界の研究者から愛される汎用機種です。引っ張る自重落下とマグネット双方の力を利用した縦引き型。単管ø2mm~3mmまで対応。ø1mmなら最大7本のマルチ電極作製可能。折る丸める曲げるスパイク顕微鏡下でのピペット先端形状加工用途の世界標準機です。360°どこからでも熱源へのピペットアプローチが可能。熱量と照射方向を自在にコントロールできます。する研磨面へのピペット先端接触を顕微鏡下で確認できるため微細な研磨が可能。湿式砥石タイプで切れ味の良いピペット先端を実現します。ガラス管選択ガラス管選択の要素(外径1mmの場合)芯なし(G-)/芯入り(GD-)先端開口の非常に小さいピペット(ø1μm以下)での水溶液注入の場合、毛細管現象による吸引方向の潜在的圧力を和らげられる、注入しやすい芯入りガラス管の使用をお勧めします。内径の比率の違う管を使い分けることで、ピペット自体の腰の強さ(しなり強度)と開口の大きさ(穿刺ダメージの低減効果)を指標とし目的に合わせ選択します。肉厚であれば腰が強く、肉薄であれば刺入ダメージの少ない「切れ」の良いピペットとなります。吐出など、内圧管理の必要がない操作用途として、腰の強い先端ツールが作製できます。カタログダウンロードマイクロピペット作製装置お問い合わせ製品の詳細やデモ器の貸し出し、価格などについては、お気軽にお問い合わせください。1999-2020ナリシゲグループは、JAXAの小惑星探査機「はやぶさ2」プロジェクトに協力しています。