株式会社メディコム株式会社メディコムはカイロプラクティックテーブル(ゼニステーブル/トムソンテーブル)の販売から修理、メンテナンスまで幅広くお受けいたします。修理のきっかけD部のドロップが使えなくなってしまった担当者よりこの度は、当社をご利用頂きまして誠にありがとうございました。D部のドロップが使えなくなってしまったとの事で訪問修理にお伺いしました。結果、D部エアシリンダーを支えるシリンダーハンガーが破損し、シリンダーがクッションステムをしっかりと押し上げる事が出来ていなかった事が原因でした。シリンダーハンガーを新品と交換し、調整を行ない対応しました。シリンダーハンガーは衝撃が伝わりやすい部品ですので、経年劣化が進みやすい傾向にありますので、動作に不具合がある際にはお気軽にお問い合わせ下さい。行っておりますので、お困りのことがございましたらいつでもご相談ください。株式会社メディコム.Top。