駆動距離が少なくなった。参照して、水補充を行ってください。ドリフトが使い始めに比べ大きくなった。原因カートリッジ内の水が減少したことにより、チューブ内に気泡がある可能性があります。気泡の位置が操作ハンドルに近い場合は、取扱説明書を参照して、水補充を行ってください。気泡の位置が駆動部に近い場合は、弊社にて修理が必要です。操作しても、駆動部が全く動かない。接触しないように、駆動部の位置を調整してください。部品劣化が考えられるため、弊社にて修理が必要です。ジョイスティックの動きが遅れる。参照して、可動比調整部を最適な位置まで締めてください。操作した際に、フォーカスがずれてしまう。駆動部は正面から見て、真っ直ぐな状態で取り付けてください。手動式マニピュレーターZ軸で設定した位置から自然に下がってしまう。操作ハンドルの重さ(硬さ)調節が弱くなって、駆動部が自然落下している場合があります。製品の製造時期により対処法が異なるため、シリアルナンバーをご確認のうえ、弊社までご連絡ください。操作ハンドルが外れてしまった。原因セットビスの緩み、または駆動量以上に操作ハンドルを操作した場合に、外れてしまいます。弊社にて修理が必要です。操作ハンドルを回転させても駆動しない。接触している場合は、駆動部の位置を調整しなおしてください。原因パーツの劣化や、グリスの劣化などが考えられます。弊社にて修理が必要です。ハンドルが空回りする。操作ハンドルの緩みが考えられます。製品の製造時期により対処法が異なるため、シリアルナンバーをご確認のうえ、弊社までご連絡ください。原因パーツの劣化や、グリスの劣化などが考えられます。弊社にて修理が必要です。原因パーツの劣化や、グリスの劣化などが考えられます。弊社にて修理が必要です。対処法MM-94(B)の場合は、取扱説明書を参照して、非常用手動ハンドルを操作してください。MM-92以前の機種の場合は、弊社にて修理が必要です。吸引を止めても、吸引をし続けてしまう。参照して、新しいシリコンパッキンに交換してください。原因チューブ接続の緩みが考えられます。対処法チューブ用金具とインジェクターの接続を締めなおしてください。原因PTFEチューブ(CT-1)が切れかかっている。弊社にて修理が必要です。原因シリンジ内のプランジャーから漏れがある。対処法プランジャーにシリコングリスを薄く塗ってください。注入・吸引の反応が悪い。参照して、クリーニングロッドでホルダー内の詰まりを押し出してください。参照して、気泡を抜いてください。参照して、新しいシリコンパッキンに交換してください。原因マイクロピペット先端部に、気泡、ゴミなどが詰まっていませんか?対処法マイクロピペットを交換してください。弊社にて修理が必要です。シリンジの中に気泡ができてしまい、抜いてもまた繰り返してしまう。参照して、接続を締めなおしてください。それでも気泡ができる場合は、三方活栓を交換してください。原因シリンジの気密性が悪くなっている場合があります。対処法シリンジ内部にシリコングリスを塗り直してください。所有しているインジェクションホルダーに対応した、シリコンパッキンを教えてください。項目をご参照ください。インジェクションホルダーの清掃方法を教えてください。-)をご参照ください。オイルの充填方法を教えてください。-)をご参照ください。リングの交換方法を教えてください。-)をご参照ください。空圧式インジェクターハンドルを回しても圧力がかからない。マイクロピペット先端から溶液が勝手に吸い上がる。参照して、チューブの接続を確認してください。チューブを接続する際には、必ず一番奥(10mm程)まで差し込んでください。参照して、クリーニングロッドでホルダー内の詰まりを押し出してください。参照して、新しいシリコンパッキンに交換してください。原因シリンジ内部に液体を誤吸引した可能性があります。弊社にて修理が必要です。インジェクションホルダーの清掃方法を教えてください。-)をご参照ください。リングの交換方法を教えてください。-)をご参照ください。フィッティングの交換方法を教えてください。-)をご参照ください。電動インジェクターインジェクション動作が終了しているが、先端部より薬液が出てしまう。原因バランス機能がONになっていない可能性があります。対処法バランス機能をONにしてください。マイクロピペット内部での液面のバランスが取れない。原因バランス機能がONになっていない可能性があります。対処法バランス機能をONにしてください。原因マイクロピペットに充填した薬液の量が、少なくありませんか?対処法マイクロピペットに充填する薬液の量を多めに充填してください(先端から素管部分位まで)。インジェクションホルダー先端部より、圧力がかからない。原因インプットホースの接続が緩くありませんか?対処法インプットホースをしっかりと締め付けてください。原因アウトプットチューブの接続が緩くありませんか?対処法アウトプットチューブをしっかりと締め付けてください。原因IM-300のタイマーモードにおいて、時間の設定がされていない可能性があります。対処法IM-300のタイマーモードにて、時間の設定を行ってください。原因IM-300の圧力調整モードにおいて、圧力の設定がされていない可能性があります。対処法IM-300の圧力調整モードにて、圧力の設定を行ってください。インジェクション後、注入した薬液が戻ってしまう。原因マイクロピペットに充填した薬液の量が、少なくありませんか?対処法マイクロピペットに充填する薬液の量を多めに充填してください(先端から素管部分位まで)。電源をONにした直後にヒューズが切れる。制御基板が故障している可能性があります。弊社にて修理が必要です。ヒーター出力を同じに設定しても、同じようなマイクロピペット/電極が引けない。原因ヒーターが劣化している可能性があります。対処法ヒーターレベルを上げてみてください。原因ヒーターの取付部に汚れがある可能性があります。対処法ヒーター取付板と、炉側の接触部に汚れがある場合、紙やすりで研磨してください。やけどの危険がある作業です!必ず取扱説明書の注意事項をご確認ください。原因ヒーター巻線に接触箇所がある可能性があります。対処法ペンチなどで接触部が離れるように整形するか、新しいヒーター【PC-10H】に交換してください。やけどの危険がある作業です!必ず取扱説明書の注意事項をご確認ください。原因ヒーターの発熱にムラがある可能性があります。対処法ヒーターの発熱量は、空調等の風を受けると発熱量が安定しません。装置周辺の温度や湿度からも影響を受けます。できるだけ、環境変化の少ない場所でのご使用をお願い致します。設定によっては、引いたマイクロピペット/電極の上側と下側はほぼ同じ形状になりますが、上側のマイクロピペット/電極は、引き終わった後もヒーター内部に残るため、残熱量によってある程度影響を受ける事や、上側は同じ位置に留まり下方向へ引っ張られる事から、上側と下側では形状が変化してきます。二段引きの場合では設定によって上側と下側でできるマイクロピペット/電極の形状が完全に異なってきます。スライダーが最上部まで上がらない。上げる時に抵抗を感じる。原因スライダーの調整が崩れている可能性があります。1999-2020ナリシゲグループは、JAXAの小惑星探査機「はやぶさ2」プロジェクトに協力しています。