iso-emsはずかしながら、教えてください。新JIS認証を予定していますが、書類審査で「巻尺の校正」をどうやっているか質問がありました。(ZWl3e57JIS1級なら校正はできるようです。KDSの場合だとhttp://www.kdsjpn.co.jp/service/index.html日常的に必要なら、直尺など他のJIS1級品で校正する方法はありますが、個数と期間によっては買い換えるほうが無難かもしれません。回答に対するお礼・補足JIS規格で巻尺や直尺の規格があると知りました。ありがとうございました。(ZWl971校正のJIS規格はご覧になられましたでしょうか。JISZ9090測定−校正方式通則その中には、“無校正の校正”が定められております。従いまして、貴社様で巻尺を定期的に新品交換しているのであれば、「巻尺の校正はどうやっているか」に対する回答としては、「JISに則って校正している」で終わりです。“コンベックス”とゲージブロックを比較する必要も無いと考えますが、これは貴社様のお考え次第だと思います。“校正ができるか”というより、貴社様としてどのように精度を確保し保証するかの方が重要だと考えます。ありがとうございました。破棄を繰り返す)を適用する場合は、その前に今まで測定機器を校正してきた実績を評価し、新規に購入してから捨てるまでの使用期間内ならば、過去実績で校正が狂っていたことが無かったという記録を作成し、測定機器の校正記録ファイル等に残しておいた方が無難です。ISO第三者審査において、校正や精度維持管理に詳しい主任審査員だったら恐らく、無校正の校正方式の採用に際して、その妥当性(捨てるまでの一定期間に精度が狂わないこと)を評価したのか、保証ができる根拠を尋ねてくると思います。)セミナーでも、講師のTC176委員の方が、その様に指導されていましたので。具体的なアドバイス、大変ありがとうございました。一般財団法人環境イノベーション。