押す)周期スイープの1周期毎に周波数特性のグラフが描かれます。1周期のサンプル数が長い場合は、1周期が終わるまでは正確なグラフにはならないので、暫く待って下さい。サウンドデバイスの入出力を接続(ループバック)して、サウンドデバイス自体の周波数特性を測定してみてください。入出力の接続は、コードで接続するか、あるいはそれぞれのデバイスのミキサーで指定します。安定に動作するか確認した後、被測定デバイス(アンプ、スピーカー等)を経由して測定することをお勧めします。変更することにより、より見やすいグラフにすることができます。基準としたグラフを描くことができます。固定するオプションです。フィルタやイコライザ等の周波数特性のグラフの場合に使用すると便利でしょう。双方で用いるサウンドデバイスは、必ず同時録音再生可能な同一のデバイスを用います。双方で違うデバイスは使用できません。録音/再生のクロックが同期している必要があります。(サウンドデバイスの中には、録音/再生でクロックの同期が取れないものがあるそうですが、そういうものは使用できません)また、内部サンプリングレートコンバーター等が入っている場合も周波数特性の表示が不安定に揺れたりして使用できないことがあるようです。サポートはされていると仕様では書かれていても、実際には96kHz以上の高サンプリングレートでは不安定でダメの場合もありました。どちらもWSの周波数特性の表示グラフが安定して表示されていたら使用可能だと判断して良いでしょう。入出力ができない(歪む)ものも存在するので、その場合は数dB程度低くしてみてください。(まずは上のようにループバックで確認してください)周期スイープの長さは、そのままFFT長となるので、長いほど周波数分解能は上がります。FFTサンプルデータ数)但し、その長さの時間内で測定対象の周波数特性が変化しないように選びます。通常の測定ではあまり関係ない場合がほとんどだと思いますが、測定対象のインパルス応答の時間が長い場合、それより長い時間に設定します。(例えば、インパルス応答の時間が1秒なら、48000s/sの場合は65536サンプル必要)WG、WSの両方を安定して動作させる必要から、できるだけCPUに対する負荷を下げておくことをお勧めします。適切に設定してCPU負荷を下がる描画方法にしておいてください。何らかの原因でWGとWSとの同時動作が出来ない時は、一旦WGのWaveファイル作成機能で周期スイープを測定に必要な長さのWaveファイルに出力しておいて、2個目のWSを立ち上げてそれで再生してみて下さい。(この時、2個目のWSも1個目と同様の設定をしておくと、周期スイープ自身の特性を観察することができます)周波数特性は同様の周期的なパルスを直接加えても得られますが、S/Nが低くなります。変更すると、インパルスを直接入力した場合とのS/Nの改善度が確認できます。同じにしておく必要があります。