ガラス電極によるpH測定ガラス電極によるpH測定ガラス電極法の原理ガラス電極法とは、pHガラス電極と比較電極の2本の電極を用い、この2つの電極の間に生じた電圧(電位差)を知ることで、ある溶液のpHを測定する方法です。ガラスの薄膜の内側・外側にpHの異なる溶液があると、薄膜部分にpHの差に比例した起電力が生じます。この薄膜を「pHガラス応答膜」と言います。理論上、溶液が25°Cの場合2つの溶液のpHの差が1違えば、約59mVの起電力が生じます。通常、pHガラス電極の内部液にはpH7の液を用いるため、pHガラス応答膜に生じた起電力を測定すれば、サンプルのpH値がわかります。ところで、pHガラス応答膜に生じた起電力を測定するには、もう1本電極が必要です。このpHガラス電極と一対のもう1本の電極が「比較電極」です。比較電極は、電位が極めて安定した電極でなければならず、そのために液絡部にピンホールを開けたり、セラミックを施したりしています。言いかえると、ガラス電極はpHの差による起電力が正確に生じるように工夫した電極です。比較電極はpHの差による起電力が発生しないように工夫した電極なのです。税抜¥22,000~平面センサに滴下するだけ。ビーカいらずでどこでも誰でも簡単測定。税抜¥59,000~片手で使いやすく持ち運びもコンパクトで簡単。税抜¥165,000~ハイエンド卓上型。タッチパネルとナビゲーションでストレスフリーな操作を実現。pH・COND・ION・ORP・DO測定項目、試料、アプリケーションに応じた電極ラインアップをご紹介。アクセシビリティサイトマップ。