温度補償電極について温度補償電極について温度補償とは何ですか?ガラス電極に発生する起電力とpH値との関係は直線的であり、温度によってその感度(pH当たりの起電力)が変化するのを補償するものです。温度補償と温度換算とは、どう違うのですか?溶液のpHは固有の温度特性を示します。この温度特性に従って測定した温度とは異なる温度でのpH値を求めることを「温度換算」と言い、温度補償とは測定温度におけるガラス電極(応答膜)の起電力変化を補償するものです。温度補償しているのに温度が変化するとpH値が変わるのはなぜですか?溶液のpHは固有の温度特性を示します。測定温度によりサンプルのpH値は変化します。ガラス電極の応答膜も温度により起電力が変化します。温度補償は、この温度変化による起電力変化のみを補償しているため、サンプル自体の温度が変化するとpH値も変化します。温度補償しているのに液温と液温表示が違うのはなぜですか?次の3点を確認してください。温度センサがサンプルにつかっているか。(一本電極の場合温度センサは、かなり上部についています。)コネクターの差し込みが完全にできているか。電源ONの状態でコネクターの差し込みを抜き25°Cと表示されるか。(F、D-10,20,50,70・・・計器本体に異常がなければ25°Cと表示されます。)温度補償電極の抵抗値はいくらですか?ラボ用pHメータはサーミスタ温度補償電極が使われています。at30°C温度補償機能のATCの使用法とその基準は?単に温度補償電極を接続し、ATCに設定してください。基準温度計が別途ある場合は、MTCで測定温度に設定してください。温度補償機能をMTCとATCに切り換えるとpH値が変化するのはなぜですか?温度補償は、温度による電極の感度を補正するためのものです。ATCの場合は測定温度、MTCの場合は設定温度での感度に補正したpH値を指示します。ATC測定温度とMTC設定温度が異なる場合は、切り換えによりpH値が変化します。サーミスタ自体のバラツキは±0.7°C程あり、回路を組み合わせると±1°C位になる場合があります。税抜¥22,000~平面センサに滴下するだけ。ビーカいらずでどこでも誰でも簡単測定。税抜¥59,000~片手で使いやすく持ち運びもコンパクトで簡単。税抜¥165,000~ハイエンド卓上型。タッチパネルとナビゲーションでストレスフリーな操作を実現。pH・COND・ION・ORP・DO測定項目、試料、アプリケーションに応じた電極ラインアップをご紹介。アクセシビリティサイトマップ。