校正不能や測定不能などの場合、電極に起因していることが多く、電極のチェックが必要です。最近のpH計では、校正時の不斉電位と感度を自動的に表示しますが、旧機種をご利用の場合は下記方法で、チエックを行なってください。pH7標準液の起電力値(mV表示値)とpH4(またはpH9)標準液の起電力値(mV表示値)との差を求めることにより電極の感度チェックができます。下記にその方法を記述いたします。不斉電位チェック(±30mV以内)pH計本体をmV表示に切り換え、pH7標準液の測定値を読む。応答性チェック(3分以内)次にpH4の標準液の測定値を読む。157mV(pH4のとき)またこのとき、値が安定するまでにどれくらい時間がかかるかチェックする(約3分)。感度チェック(90%以上)pH7・4での測定後、以下の計算をする。理論的には1pHあたり、59.2mV(25°C)の起電力の差がある。86-4.01=2.852.85pH×59.2mV=169mVの起電力差が発生しているため、実際の測定値と比較することにより感度チェックができる。(電極感度)・・・・・・・90%以上かを確認。以上の3つの項目について、管理すればOKです。上記の例は液温25°Cでのチェックです。他の温度のときは次の理論感度表および、標準液の温度特性表の値より計算してください。税抜¥22,000~平面センサに滴下するだけ。ビーカいらずでどこでも誰でも簡単測定。税抜¥59,000~片手で使いやすく持ち運びもコンパクトで簡単。税抜¥165,000~ハイエンド卓上型。タッチパネルとナビゲーションでストレスフリーな操作を実現。pH・COND・ION・ORP・DO測定項目、試料、アプリケーションに応じた電極ラインアップをご紹介。アクセシビリティサイトマップ。