多くの顕微鏡では、倍率の変換がし易いように数種の倍率の対物レンズがレボルバに取り付けられています。この場合、対物レンズのレボルバ取り付け面(胴付)から接眼レンズの取り付け面(胴付)及び試料面までの距離は、対物レンズを転換しても常にピントが合うよう一定の値になっています。distance)と呼んでいます。機械筒長は有限(160mmなど)のものと無限遠のものとに区分されます(図1-4)。限遠のものは、対物レンズから出た光線は平行(すなわち像の位置が無限遠)であり、結像レンズによって一次像を結びます。この平行光線部分にさまざまな光学素子(フィルタ、アナライザ、ミラーなど)を挿脱しても、像のずれや劣化は起こりません(図1-5)。メリット金属顕微鏡では早くから採用されていましたが、生物顕微鏡でもさまざまな観察法の組合せによるシステムの拡張性が重要視されるようになるにつれ、高級顕微鏡では機械筒長無限遠のものが主流となってきています。ft/foで表されます。結像レンズの焦点距離はメーカにより異なっています(例えばオリンパス180mm、ニコン200mmなど)。7132)、工業用対物レンズでは95mmのものもあります。Distance)といい、一般に倍率が高くなると作動距離は小さくなりますが、高倍でも特に作動距離を長くし作業し易くした対物レンズも市販されています。対物レンズのレボルバ取り付けねじの種類を表1に示します。)ねじと呼ばれるものが古くから対物ねじの標準として用いられてきました。このため、ほかのメーカの対物レンズでもこの規格であればレボルバに取り付けることができますが、同焦点距離や結像レンズ、接眼レンズなどが異なり正しい倍率や性能がでないことがあるため注意が必要です。最近は性能の向上や用途の広がりにともない、M25やM32など新たな規格のものが普及してきています。