この記事で説明されている解決策で動作することが確認された製品を示しています。この解決策は、他の同様の製品やアプリケーションにも適用される可能性があります。DriverNI-VISA問題LabVIEWから計測器と通信しようとしていますが、次のエラーメッセージが表示されます。-1073807265または-1073807304が発生しました解決策このエラーを修正するには、通信しようとしている計測器に対する正しいVISAアドレスを配線していることを確認します。Explorer(MAX)で下記のスクリーンショットのようにアドレスを見つけることができます。上記のスクリーンショットでは、アドレスはGPIB0::0::INSTRです。その他のトラブルシューティング手順:計測器を正しくアドレス指定していることを確認した場合は、ケーブルをチェックして、接続の両側がしっかりと固定されていることを確認します。GPIBケーブルを別のケーブルに交換して、再度通信を試みます。稀に、ケーブルが破損していて、計測器との間で適切な通信が確立されないことがあります。VISAエラーコードによると、このエラーは下記を意味しています。検出されたリスナ状態がありません(NRFDとNDACの両方のアサートが解除されています)。これは、通常、アドレス文字列で指定されたVISAアドレスにリスナがないことを意味します。一般的に、VISAを開く関数に間違ったアドレス(通常はGPIBアドレス)を指定すると発生します。関連リンクLabVIEWでVISAシリアル読み取り時にエラー1073807253が発生するその他のサポートオプションNIコミュニティに聞くディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーションNIコミュニティでソリューションを検索するエンジニアからのサポートをリクエストする有効なサービス契約が必要な場合があり、サポートオプションは国によって異なります。