世界初『可視化エンジン計測ユニット』エンジン開発における新しいデファクト・スタンダードへ2次元3成分ステレオPIV技術を導入し、エンジンスリーブ内部の流れを可視化解析する計測実験装置です。タンブル比、平均スワール比など様々な特性値について、撮影準備からレポート作成までサポートします。安全対策と自動化された計測作業レーザ装置・光路・エンジンスリーブ・トレーサ粒子発生器を装置筐体内に収納しているため、レーザ光を見ることなく、トレーサ粒子にも晒されることなく、安全に計測作業をすることができます。計測作業からPIVデータ解析結果出力まで最大限自動化することで、PIVの経験が無い方も簡単に結果が得られます。ステレオPIVに最適化された撮影部PIVカメラは、計測したいスリーブの輪切り断面の位置やスリーブの大きさの変更に対応するようセッティングされ、ユーザによるカメラの調整(角度、位置、高さ)が不要です(一部仕様外のテスト条件については、別途ご相談)。可動&交換機構を有する助走部は、インマニ側に流れ込む流体の流れを整流すると共にインマニポートの長さ、吸口の形状や角度に合わせて様々なセッティングに対応します。(送風機、フロースタンド、工場エア、排気ダクトなど)へ簡単に接続が出来ます。既存設備からのデータ(圧力、温度など)取り込み、連動機能などのカスタマイズが可能です(既存設備との連動については、別途ご相談)。安全性を高めたレーザ光学システム計測用シート光を最低限のスペースで作り出すビーム折返し構造を採用し、システムのコンパクト化を実現。光学系の垂直トラバースシステムにより、計測したいスリーブの輪切り断面の高さを自由に変えられます。安全な作業環境を作るため、補助レーザ(クラス2)を導入し、計測用高輝度レーザ(クラス4)を照射することなく、計測断面の位置調整が可能です。計測断面の切替え(水平/垂直)も出来ます(別途ご相談)。気流計測に最適なシーディングを供給するオイルミスト発生装置です。安全な食用油を使用し、流れの可視化に必要な粒子を作ります(0.05〜0.3MPaのエアーの供給が必要です)。ディレイパルス発生装置が納められています。コントロール、独自開発のPIV解析エンジンを利用した高速演算、PIVデータ解析作業などが最適の仕様で構成されています。直感的なシステム操作盤(システム本体)各装置の運用状況が分かりやすく、操作しやすいインターフェイスです。流路の圧力や温度などの実験環境情報も確認できます。今までなかったものを、誰もが使える形で豊富な受託業務によって培われた技術ノウハウを結集し、高度に最適化されたオール・イン・ワンのソフトウェアシステムです。解析作業における各種パラメータの調整は、一切不要です。定められた順序に従い、簡単な工程を進めるだけで、実験・解析経験が少ない方でも、熟練者に匹敵する結果を短時間で得ることができます。各種アラームシステムのカスタマイズ可能。製品導入に関するサポートは行います。グラフィカル出力を含む。ステレオPIV計測のためのカメラ校正作業は対象外。各種アラームシステムのカスタマイズ可能。