デメリットセンサ自体に個体差がある通電作業(エージング)が必要・・・安定期(*1)までガス選択性がよくない(ケトン体特にアセトンに反応してしまう)湿度、および海抜の高いところ(500m以上)などの環境による精度誤差が大きい経年変化が大きく、使い捨てが基本となる当社では、初期時経年変化(*2)を経た安定期品を利用しています。初期時経年変化:連続通電約15〜30日後に安定期が現れます。安定期:連続通電後約15日〜30日を経て約200日を安定期と呼びます。エタノールを燃料にして、エタノール中の水素イオン(プロトン)と電子に分離して電気を発生させる事を利用した方式。水の電気分解によって酸素と水素が得られるのとはまったく逆の原理になります。構造は、燃料極(−)と高分子膜と空気極(+)からなり、電極には白金触媒が使用され、呼気中のエタノールを燃料にして、エタノール中の水素イオン(プロトン)と電子に分離して電気を発生させます。再現性が良い取り込む燃料(呼気)が一定であれば、必ず起電力は一定になるため環境の影響を受けにくい(気圧、結露、には非常に強い)センサの劣化特性が予測できるデメリットセンサ単体の価格が非常に高く、寿命が短い。:NDIR全ての気体分子が固有に持っている赤外線吸収帯域(波長)の性質を利用した方式。メリット直接呼気との接触部分がないため、寿命が長い。ある常温下での精度が高い。デメリット同一吸収帯域を持つガス成分があり、ある特定の1波長だけではエタノールの識別は難しい。気圧、温度など環境による測定誤差を生じてしまう。(透過率の変化)特に、光検出部等に結露、タバコの煙等で反応してしまう場合がある。重クロム塩酸の還元反応を利用した色によるセンシング方式。