更新メール通知このブログの更新通知をメールで受け取ることができます。先日、Cs-137とK-40の2点校正を行ったので、実際に性能確認用セシウム(Cs-134、Cs-137)試料で検証を行ってみた。放射能測定検査は測定時間により測定下限値が異なる。2.325Bq/kg(経過日数1,275日で計算)1時間のA.簡易検査4時間のB.一般検査16時間のC.精密検査Cs-134+Cs-137合計で2.47Bq/kg程度では1時間検査だとピークも明確でない事がわかる。この程度の試料だと最低4時間の測定を行わないとCs-134のピークは見えない。測定時間が長い程ピークは明確になる事がわかります。放射能測定検査において最も重要な事は実際に数値が明確な信頼出来る試料での検証です。ゲルマ用の性能確認用セシウム(Cs-137、Cs-134)標準試料の販売も行っております。過去何度も書いていますがNaI(Tl)でスペクトル分析法で確定出来る検出下限値は25Bq/kg程度です。遮蔽をいくら強化しようが、測定時間を長くしても、温度特性が悪く、光電子倍増管の高圧電源の変動、磁気にも敏感に反応するので下限値を下げる事は困難です。http://cdcreation.grupo.jp/free736091また測定データの見方についてよく質問を頂きますが、第一にスペクトルがないものは信用出来ません。数値と共にスペクトルを載せるのは基本中の基本です。?スペクトルがないと測定熟練者でもその信憑性が判断出来ないからです。放射能測定を行えばNaIでもGeでも必ずスペクトルが表示されます。それを見て検出か不検出かを判断するのでそれがないという事は第三者が判断出来ないと言う事です。あるのに出さないのは何故?そこから考えるべきです。放射能測定は現状を把握する為に、大変重要です。転載、引用の場合はメールにてご相談下さい。