更新メール通知このブログの更新通知をメールで受け取ることができます。今回、測定させて頂いたシャワー浄水器CDSW-01のユーザー様は東京都目黒区にお住まいです。ユーザー様からご報告頂きました通水量は以下のとおりです。2019年5月11日から2019年12月6日迄のご使用でおおまかな通水量は36,750Lです。iFKR-ZIP-Aで7,200秒の測定を行いました。測定日:2019年12月20日BG(=バックグラウンド)は無汚染の人工ゼオライト約50gと天然ゼオライト約50gと活性炭約30gで40時間取得しました。通水量もおおまかなので、あくまでも数値は参考値として考えて頂き、数値は大幅に過小の可能性もある事をご理解下さい。放射能測定器であるiFKR-ZIP-Aの基本検体量は320g(2つの部屋に別れているのでそれぞれ160g)です。その基本検体量に満たない場合は重量換算で1kgあたりのベクレル値を出しています。本来320g必要である検体量が今回は130gなので表記の数値に2.46倍すると1kgあたりの数値が出てきます。この重量換算値につきましては実際に濃度がわかった試料で検証をしております。詳しくは換算値についてシャワーの害に関するアメリカからのレポートの一部を抜粋致します。*お湯に含まれる汚染物質の20%〜90%は、入浴中及びシャワー中に皮膚を通して、又は湯気を吸い込む事で、体内に吸収されています。『シャワーの害に関するアメリカからのレポート』をお読み下さい。マルチピュアとCDSW-01浄水器、セシウム除去テスト飲み水には『0ppm-RO浄水システム』をお薦め致します。RO(逆浸透)方式は浄水器で唯一放射性物質が除去出来るシステムです。RO方式(逆浸透膜)以外では、ほとんどあるいは限定的な除去効果しか期待出来ないとの記述があります。セシウム除去をうたっている米国製浄水器のカートリッジの測定を実際に行いました。米国製マルチピュア浄水器のカートリッジ測定RO(逆浸透膜)浄水器の場合は心臓部分であるメンブレンフィルターに原水を通して悪い水は排出し良い水だけを造るのでメンブレンフィルターにはセシウムなど放射性物質は吸着しません。メンブレンフィルターは0.0001μのごく小さい孔が空いてそれ以上の大きさのセシウムやストロンチウム(0.0006μ)は排出します。メンブレンフィルターメーカーは99%除去と明記しておりますが、除去出来ないわずか1%を吸着するのがオプションのDI(イオン交換樹脂)フィルターの役目です。その除去出来なかったわずか1%をオプションのDI(イオン交換樹脂)フィルターで吸着し、その効果を実証する為に下記のデータを蓄積致しました。セシウムが検出されています。セシウム汚染が深刻な地域ではオプションのDI(イオン交換樹脂)フィルターをお薦めしています。RO(逆浸透膜)浄水器は放射性物質以外の汚染物質をほとんど除去します。インフルエンザウィールス、放射性物質より更に細かい粒子の水銀、クロム、カドミウム、ヒ素、ホルムアルデヒドなどの危険物質も高い除去率です。(*表参照)シーガルフォー浄水器やマルチピュアユーザー様がRO(逆浸透膜)浄水器タイプに変更されるケースが増えています。長期間ご使用の前提であれば、一押しは私も使っている電気を使わない最新タイプのJPN-1がお得です!とりあえず試しに使ってみたい方には同じく電気を使わないJPN-miniのレンタルをお薦めしております。詳しくは↓をご欄下さい(クリックするとページにとびます。)0PPM-RO浄水システム放射能測定は現状を把握する為に、大変重要です。転載、引用の場合はメールにてご相談下さい。