このシリーズはタイプA2仕様として設計・製作されていますので、A1/A2両方の規格に対応しています。基本的な機能は標準装備ですから、設置したその日から室内排気型としてご使用いただけます。外形幅1100、1300、1450、1800mmの4サイズをご用意しています。全高が2m以下のため、分解せずにほとんどの実験室に搬入できます。キャスターも装備されていますから、設置後の移動も簡単です。流体力学の専門企業と共同で開発。エアフローをCFDソフトで解析し、より安定した性能を確保できる内部構造を実現しました。インバーター制御ファン電圧や周波数変動による影響が少なく、安定した風量を供給します。使用時にはスライドドアを開けるだけで蛍光灯が点灯し、ファンが運転を開始します(殺菌灯設定時は自動的に消灯)。使用後はスライドドアを閉めるだけで蛍光灯が消灯しファンが停止します(殺菌灯は自動で点灯)。【排気に関する注意】タイプA2キャビネットは作業室内に排気するように設計されていますので、通常は室内排気で使用してください。設置の際はキャビネット排気口と天井の間に20cm以上の空間を確保してください。室外に排気する場合はキャノピなどによる開放式ダクト接続を推奨します。キャビネット排気口とダクトの間に吸込み用の空間を設け、ダクトからの排気はキャビネットの排気量の150%を確保してください。排気ボックスの形状は現場にあわせて製作することができます。キャノピ式排気ボックスも製作可能です。※周波数を指定してください。S-302VBHHEPACAP搭載。