減衰された信号が入力されます。シフトしたことになります。デバイスにしてみました。ここは入手性の問題からオリジナルと違います。最初は方向性結合器の部分も基板を起こしていましたが、どうも作りにくいので立体配線に変えました。2つのトロイダルコアの間に容量結合防止のためのGNDを立てたいわけですが、プリント基板だとかえって面倒でした。そんなこともあろうかと、基板を作る段階で途中で切って使えるような感じにしておいたので良かったです。作ったはいいのですが、どうもうまくいかず悩みました。一つはコイルを逆付けしていてまともに方向性結合器として動いていなかったのが原因でした。一つはAD8307の出力の問題で、どうしても入力電力から計算される出力電圧が出ず、未だ完全に理由がわかっていません。動かしていたのですが、どうしても途中から出力電圧が上がりませんでした。出力が上がらなくなり、全くよくわかりませんでした。動かしてみたところ、とりあえずこれは解決したように見えました。変えても、入力電力に応じた出力電圧にならず難儀しました。傾きになっておらず、オフセットが含まれているように見えました。切片調整もしていないし、オフセットがどこから入っているのかもわかりませんでした。結局これはキャリブレーションと称してプログラム上で補正をかけることにしました。範囲があるので調整を入れなければなりません。いうことで、適当に係数を求めたら、だいたいそれっぽい値が出るようにはなりました。正確な電力を計る方法がないので、一定以上は調整しようがありません。使ったバージョンに変更しました。わからないので、リターンロスでみるとこんな感じです肝心のディレクティビティなどの特性です。蓋をあけた状態で電圧をオシロで計って50Ω換算で出しています。残念ながら前回作ったものよりも良くありません。超えることができず、それはそのまま誤差になります。ログアンプ検波することで、ダイオード検波の欠点はなくなり、微小電力から計れるようになりました。低いときには反射電力も非常に小さくなりますから、ダイナミックレンジの広い測定が必要になります。はまだ追試が必要SWR計としてまとめるのではなく、方向性結合器として一旦作って評価をしてから、検波回路を外付けするほうが安定したものが作れそうです。次はそのようにしたいと思います。値を呼んで計算させてシリアルに出力だけさせてテストしていました。今のところまだ実用にはなっていません。動かしていたのですが、どうしても途中から出力電圧が上がりませんでした。20ターンでやってみましたが、結果が芳しくありませんでした。)しばらく試行錯誤していたが形になった。10:27今年やったことを自分で承認する日記を読みかえしてみたら今年もいろいろやっていた。年末にせめて自分で自分を承認してあげたい。