重要度順[6-7702-03]液切れを治す方法を教えてください。水銀切れが生じている場合は、下記の方法にて改善をお願いします。1氷水にて感温部を冷やしてみる。2重力による接続:本等の上で温度計を立てて、軽く上下に落としてみる。3利き腕でしっかり温度計を押さえて手首当りを反対の手の平でたたくように振動を与えて水銀を落下させる。00:00[6-7702]「基準温度計と...」と記載がありますが、こちらの意味を教えてください。「基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。各メーカーで取り扱っている基準温度計と定期的に校正していただくことで、(別途金額が必要です。)お手持ちのデジタル温度計のチェックに使用可能なものとなります。校正証明書は添付しておりません。00:00[6-7703/6-7703]水銀中に気泡が入り、水銀切れ(水銀飛び)の状態なので治せますか。原因はショック(衝撃)です。温度計は寝かせるた状態では少しのショックでも水銀切れを起こしてしまいます。取得頂くためには、再校正を行っていただく必要があります。日頃ご利用になられている販売店様へ、校正(お見積り)依頼をお願いします。00:00[6-7702-01]保証期間を教えてください。本商品には電化製品のように保証期間の設定はございません。00:00[6-7702-01]保存方法を教えてください。プラスチックのケースに入れて常温で立てて保存してください。00:00[6-7702-02]測定精度を教えてください。00:00[6-7702]付属のケースの材質を教えてくださいケースの材質は樹脂(プラスチック)製です。09:06[6-7702-02]取扱説明書は付属していますか?付属しておりません。