ニオイセンサーPOLFA・定点式におい観測システムLIMOSポータブルニオイセンサーPOLFAと定点式におい観測システムLIMOSの製品サイトです。臭気測定器をお探しの方はこちら。»メンテナンスPOLFAのメンテナンス精確な測定を維持するためにはメンテナンスが欠かせません!正しい測定を行うために、日常のお手入れと適切な保管を行ってください。累積使用時間が4,000時間を越えるとポンプ及びセンサー素子のメンテナンスを知らせる[M]マークがディスプレイ上に点灯し必要時期をお知らせします。[M]マークが表示されたらすみやかにカルモアへご連絡ください。※累積使用時間が4,500時間になると安全のため強制停止し、以後測定が行えなくなります。切る前に清浄空気下でアイドリングを行う電源を切る前に清浄空気下でアイドリングを行い、センサーに付着した臭気を取り除くことでセンサー素子が長持ちします。清浄空気下での測定値が300以下を示す状態がアイドリング終了の目安です。■POLFA本体が汚れていたら乾いた布でふくPOLFA本体が汚れていたら乾いた布等で拭いてください。静電気の発生しやすい化繊やアルコール、シンナーなどの有機溶剤などでは拭かないでください。保管について■乾電池を抜いて保管をする乾電池をいれたままにすると液漏れの原因となり製品が故障する可能性があります。有機溶剤などの濃度が高くなる可能性がある部屋や塗装などを行っている部屋。下記の消耗品・付属品の個別販売を行っております。お気軽にお問い合わせください。アダプタ消耗品・付属品は、カルモアのオンラインショップでもお取扱い中です。カルモアダイレクト修理やメンテナンスの対応についてニオイセンサーPOLFAは累積使用時間4000時間ごとのメンテナンスを推奨しています。(累積使用時間が4,500時間を越えると安全上の理由により強制停止いたします。センサー交換などの対応も行っております。全て(株)カルモアにて行いますので、事前にメールやお電話でお問い合わせをいただき、製品の状況をご説明いただいた後、製品を下記住所までご返送ください。(修理前に行う動作確認も有償対応の範囲内となりますので、必ず事前にご連絡をいただきますようお願いいたします。)動作確認や部品交換、校正等は全て有料です(保証対象になる場合は無償対応となります)。対応中の代替機のご用意はございませんので予めご了承ください。17:30)お知らせ【メディア】(youtube)よゐこチャンネルにて紹介されました!ホームページをリニューアルいたしました。