ニオイセンサーPOLFA・定点式におい観測システムLIMOSポータブルニオイセンサーPOLFAと定点式におい観測システムLIMOSの製品サイトです。臭気測定器をお探しの方はこちら。センサー素子は、高温で温められると空気中の酸素がセンサー内部の電子を表面に引き寄せて吸着し、電子が固定されることで電気を流れづらくします。そこに還元性電位を有する臭気成分が来ると酸素と反応して取り去られ、センサー内の電子が自由に動き電気が流れやすくなります。この時の電圧差を読み取り、独自の計算式で測定値として臭気の強さを表示したのがニオイセンサーPOLFAの測定値(PF値)です。感度特性・測定データ(参考値)単ガス成分の感度特性(参考値)常温常湿環境下で単体ガスを測定した場合の成分濃度(ppm)とニオイセンサーPOLFAのグラフです。要因によって感度特性が異なります。複合臭の感度特性(参考値)常温常湿環境下で複合臭を測定した場合の臭気濃度とニオイセンサーPOLFAのグラフです。要因によって感度特性が異なります。各複合臭毎に臭気濃度換算式を作成(※有料オプション)することで、ニオイセンサーを利用して簡易的に臭気濃度管理が可能となります。POLFAを用いた日常のにおいの測定データニオイセンサーPOLFAを用いて、日常にあるにおいを測定したデータです。トイレなどの空間のにおい、喫煙所のたばこの臭気、ファーストフード、新車のにおいなどを測定しています。※画像をクリックするとPDFデータをみることができます。臭気測定器を用いた脱臭装置の性能比較ニオイセンサーPOLFAを用いて、脱臭装置の前後の臭気の強さの比較をしています。トイレの脱臭テストや病院内のホルムアルデヒド、キシレン臭の脱臭装置の比較など※画像をクリックするとPDFデータをみることができます。臭気測定器を用いた食品工場の排ガス測定ニオイセンサーPOLFAを用いて、食品工場の排気口の臭気測定を行いました。排気口にニオイセンサーを取付け連続測定を行っています。※画像をクリックするとPDFデータをみることができます。臭気濃度換算式の導入(有償オプション)POLFAの測定値(PF値)からおおよその臭気濃度(臭気指数)に換算することが可能です。お客さまの臭気に合わせて臭気濃度換算式をカルモアにて作成いたします。ニオイの強弱を臭気濃度(臭気指数)で管理したいお客様向けのサービスとなります。詳しくはカルモアまでお問い合わせください。使用する上で、測定前にご注意いただきたい項目を記載しております。測定方法によってはセンサー素子を汚染するものもありますので、ご使用前に必ずご確認ください。下記物質を含む臭気は正しい測定結果が得られません。下記物質はセンサー素子を一時的に汚染します。測定後は洗浄(清浄空気での空運転)をこまめに実施することでセンサーの劣化を防ぐことができます。これらを含むニオイを測定後は測定値が一定以下になるまでアイドリングを行い、その後電源をお切りください。測定下限値と測定上限値はおおむね下記のようになります。以上)(嗅覚上では直接嗅ぐことができないレベル)※上記はあくまでも目安であり全ての臭気が該当するわけではありません。以上)を越えるような臭気は故障の原因となりますため、ただちに測定を中止してください。■温度・湿度の影響についてニオイセンサーPOLFAは測定ガスや測定環境の温度・湿度の影響を受け、測定値が変動します。下記物質は連続で数時間測定することによりセンサー特性を変化させるため、このような状況下では使用しないでください。下記物質が含まれる臭気はセンサーを著しく汚染するため測定しないでください。塩化水素アセトン二酸化硫黄タールシリコン塩素フロン硫酸ミスト塩酸ミストオイルミスト■液体・オイル・粉体・粉じん吸引の禁止ニオイセンサーPOLFAは臭気ガス、空間中の臭気の強弱を数値化する目的の測定器です。液体やオイル、粉体、粉じんを吸引して測定をおこなうことは出来ませんので絶対におやめください。製品の中に液体や水分、オイル、粉体、粉じん等が混入してしまった場合、製品の故障や発熱などを引き起こす可能性があるため大変危険です。すみやかに電源を切り、株式会社カルモアまでご連絡ください。お知らせ【メディア】(youtube)よゐこチャンネルにて紹介されました!ホームページをリニューアルいたしました。