解析ソフトウェア保存データの違い保存データの違い赤外線カメラを使って動画を取得する場合には、目的が何かを知ることが大切です。作業環境や条件、解析・調整の有無によって最適なカメラを選びます。静止画/動画カメラ本体で記録するデータカメラ本体のみで記録する動画データには以下の3種類があります。Sequence)カメラ本体での温度情報付き動画データを指します。CSQ保存では、カメラ内のメモリーカードに一定周期で解析可能な動画ファイルとして保存します。時系列的な温度変化の測定がしたいが、環境などにより計測現場でPCを持ち込むことができない場合などにお使いいただける機能です。録画したCSQファイルは解析ソフトウェアTool+とResearchIRにて行えます。対応機種:T460,T660,T450SC,T650SCプログラム保存とはカメラ本体のメモリーカードに一定周期で継続して温度情報付き静止画を記録します。複数枚の独立した静止画ファイルとして保存され、解析ソフトにて一枚一枚を個別に解析することができます。対応機種:T420,T440,T460,T430SC,T450SC,T620,T640,T660,T630SC,T650SCMPG4保存とはカメラ本体のメモリーカードにカメラの表示ディスプレイをデジタルビデオデータとして保存します。温度情報はデータとして取得しないため、解析ソフトウェアで解析を行うことはできません。T630SC,T650SCPCとカメラを接続して記録するデータPCとカメラをケーブルで接続し、解析ソフトウェア上で温度情報付きの動画データを記録・解析することができます。Fcf/SEQファイルとは解析ソフトウェア上にて記録した際の温度情報付き動画ファイルです。上述のCSQファイルと同様に温度情報を持つため、解析ソフトウェア上で時系列的な温度解析が出来ます。対応する機種はソフトウェアによって異なります。