コネクターを接続したマルチモード・リンクを認証する方法を説明します。MPO(ピンあり)リンクでも同じ方法を使用できます。この方法では、ブレイク・アウト・ケーブル(LC‐MPO(ピンなし))が使用されるため、装着する適切な極性を理解しておく必要があります。使用すると、認証をより迅速に行えます。自動的に極性を報告します。トランク・ケーブルの認証方法をご覧ください。テスト対象ケーブルのベンダーより調達また、この方法で適切な認証を行うには検査が不可欠です。検査を怠ると、結果が悲観的になることがあります。コネクター両方の端面を検査します。アダプター・チップを使用できます。テスト・リミットについては、ケーブル・ベンダー/コンサルタントに確認してください。マルチモードを使用します。ジャンパー基準法を用いる必要があります。あることに注意してください。すべてのテスト・コードを検査し、必要に応じてクリーニングします。(ここでは曲げ不敏感性マルチモード・コードを使用しないでください)メイン・ユニットとリモート・ユニットを接続します。使用しないでください。基準値の設定が完了したら、入力ポートからのみコードを抜きます。テスト基準コードをメイン・ユニットの入力ポートに挿入します。テスト基準コードをリモート・ユニットの入力ポートに挿入します。バルク・ヘッド・アダプターで接続します。あることを確認します。それ以外の場合は先に進まないでください。ここの画面に表示されているコネクター数は無視してください。あることを確認してください。タップし、覚えやすい識別子を付けて保存します。基準値の設定が完了したら、メイン・ユニットとリモート・ユニットの接続を外します。テスト基準コードを挿入します。dBであることを確認します。それ以外の場合は先に進まないでください。タップし、覚えやすい識別子を付けて保存します。テスト基準コードを取り外します。LC‐MPO(ピンなし)ブレイク・アウト・ケーブルを接続します。LC‐MPO(ピンなし)ブレイクアウト・ケーブルを接続します。MPO(ピンあり)リンクに接続します。本のファイバーの損失を保存します。次のペアに移動して、すべてのペアのテストを続けます。手順に慣れるために、まずオフィスでこの方法を試してください。基準値を設定する際には、すべてのケーブルを適切に配置して、ケーブルがコイル状になっていないことを確認してください。従ってテスト基準コードを再点検します。再点検の結果は記録しておいてください。