(硫化水素)の判定のために、メチレンブルー法とペーパークロマトグラフィーの原理を用いて固相での発色に用いることによって、簡便、かつ目視により判定できる。用いることにより、反応夾雑物を除去し、メチレンブルーを単離することである。目視あるいは光電色差計により硫化水素を定量する。メチレンブルーは安定な色素であるので高感度で確実な測定ができる。口腔内に何らかの自覚症状や悩みをかかえている。口臭に関することである。分類されるが、真性口臭症には生理的口臭と病的口臭がある。伴う口臭であり、多くは口腔由来の歯周病に起因する。清掃不良などが原因となる。あり、その病態によって原因物質の構成は異なる。VSCは主に口腔内細菌が脱落上皮細胞や白血球を分解して産生され、舌背後方部に付着する舌苔がその産生部位となることが多い。よる硫化水素の発生をガスクロマトグラフィー法で測定している(非特許文献1および2)。MSハリメーター、ブレストロン、オーラルクロマなどの簡易型測定機器がある(非特許文献3〜5)。操作の煩雑性などから集団健診やチェアサイドでのスクリーニングに十分に活用されていない。共に同じ原理で、検知部に半導体ガスセンサーを使用することにより、従来のガスクロマトグラフィーにおいて必要であったキャリアガスを不要とするガス検知装置である。半導体ガスセンサー自体はガス成分に対して高感度で反応するため、硫化水素、メチルメルカプタン、およびジメチルサルファイドのガス濃度の測定ができ、口臭原因の特定や、特にその主要原因である歯周病の診断、治療効果の確認に使用されている。高価(約78万円、平成22年現在)であると共に、口臭の発生部位を特定することができない欠点がある。【0004】これらの欠点を解決すると共に簡便で、かつ目視できる硫化水素を検出することによる口臭の検出方法を考案した。菌数を予想することができる。解決しようとする問題点は、口臭の程度の診断において、簡易でかつ信頼できる方法がないことである。口臭(硫化水素)の判定のために、メチレンブルー法とペーパークロマトグラフィーの原理を用いて固相での発色に用いることによって、簡便、かつ目視により判定できる。反応して定量的に生成する発色メチレンブルーより硫化水素および硫化物イオンを定量することである。メチレンブルーは安定な色素であるので高感度で確実な測定ができる。用いることにより、反応夾雑物を除去し、メチレンブルーを単離することである。目視あるいは光電色差計により硫化水素を定量することである。本発明の口臭診断キットは、被験者が、当該診断濾紙もしくは綿棒を口に含んだ後、発色薬を滴下して反応させ、さらに「固定液」を添加することによってより鮮やかな青色の色調に発色することができ、肉眼的に簡単に結果を定量的に判定できるという利点がある。溶液を添加し、次いで塩化第2鉄溶液を加えて生成されるメチレンブルー量を簡便に目視できるように、多角的に思考、実験、考察を重ねたものである。基本となる反応原理を図1に示した(非特許文献6、特許文献1)。亜鉛含有支持体におけるメチレンブルー反応は、メチレンブルー色に加えて赤褐色を呈し、反応で生じたメチレンブルーの青色の識別を見づらくしている。添加による化学反応と補助濾紙付加によるペーパークロマトグラフィーの原理からメチレンブルー以外の反応夾雑物を固層反応相から周辺に展開して除外し、バックグランドを鮮明にすることにより、正確且つ簡便にメチレンブルー量が目視できる。吸光度より硫化水素を定量するのが一般的であった。含めてこのようなメチレンブルー量から口臭(硫化水素)を測定する方法は見出すことができない。本発明の要素は、塩化第2鉄を吸収させた担体(具体的には、濾紙もしくは綿棒)からなるもので、これを口に入れて口臭サンプルを採取する、あるいは、唾液や舌苔など液体を含むサンプルを直接吸収して被検物質を採取する。その後、発色液によって、生成された硫化水素の濃度に対して定量的に発色が進行することによって口臭の程度を測定できるものである。「固定液」はメチレンブルーの生成・発色を速やかに進行させ、かつ安定化させるための試薬で、本明細書において「固定液」と呼んでいる、酸化剤とpH緩衝材および界面活性剤からなる組成物を用い、メチレンブルーの検出を鮮明にする。硫酸亜鉛溶液を作製した。Lを滴下し、自然乾燥した後、室温で保存した。図2は、濾紙を支持器具で挟んで使いやすくした口臭(硫化水素)判定濾紙である。吸着されやすいと考えられる。)で試みたところ、発色試薬が固層反応相で沈殿したり、あるいは拡がってメチレンブルーの生成反応がスムースに進行せず、一定のメチレンブルー色素を検出ことができなかった。発色剤の組成の決定メチレンブルー法の発色のために必要な試薬のそれぞれについて、最適な濃度を決定するために、それぞれの試薬を種々の濃度で準備して、発色試験を繰り返してそれぞれの最適濃度を決めた。使用して蒸留水で調製した。)に滴下し、自然乾燥させた後、室温で保存した。反応試験は、次のように実施した。加え、濾紙片を挿入後、容器のキャップを閉めた。硫酸亜鉛溶液を含有する濾紙片に捕捉、固定させた。硫酸亜鉛濃度の上昇に従い、硫化水素の捕捉量は増加した。