シリーズの多重反射セルはリサーチグレードの50mから100m、または100m以上以上までの長光路ガスセルです。各種の分光器システムに合わせた、センターフォーカスやサイドポートへ固定することのできるカスタムのベースや導入光学系を用意しており、適度なセル容量と拡張された光路長を持っています。レーザーデバイスを使用したビジュアル光路長確認機構が基本的に含まれています。セルボディはポロシリケートガラス(パイレックス)または石英を選択可能です。ハードウェアは基本的に黒アルマイト加工のアルミニウムで構成されていますが、ステンレススティール(保護コートまたは電解研磨)や純ニッケル、ニッケルコートアルミニウム、テフロンコートアルミニウムなどユーザーに合わせた使用にすることも可能です。NPTにスヴェージロックのコネクションがついています。バルブおよびフィッティングはバルクヘッドタイプです。精密に調整されたオブジェクトミラーにより光路長と高いエネルギー効率を保証します。シンプルなセルラックは真空や圧力による振動から阻害されにくい構造になっています。リング間はアルミニウムロッドで固定し,セルのエンドプレートとの真空をボルトにより維持します。端面は高真空に耐えうるよう、平らに研磨されています。ベースパスは約1mです。ホーン&ビメンテルレトロリフレクションミラーは6列の赤外光イメージを作り、最大100mの光路長となります。FT-IRの分光器に適応したMCT検出器とカスタムのトランスファーオブテックスと固定マウント。IRのサイドポートに固定つり付け可能です。-システムベースプレート強さと安定性を持ったアルミニウム製のプレートです。