塩化アンモニウム溶液を調製。「固定液」の効果を示す実験結果を示した。4つの実験区を設け、硫化水素の有無と「固定液」の添加の有無を比較した。図7および表1に示すように鮮明且つ安定したメチレンブルー色素を検出することができると共に、生成反応で使用した発色試薬や反応夾雑物をペーパークロマトグラフィーの原理により固層反応相から周辺に除外することができ、バックグランドを鮮明にすることができた。添加することにより無色になり、また硫化水素を含有する濾紙片は鮮明なブルー色を呈した。(特級;和光純薬)より調製した。使用時に蒸留水で希釈した。加え、濾紙片を挿入した後、容器のキャップを閉めた。溶液と塩酸を接触させて硫化水素を発生させ、硫化水素を濾紙片に捕捉、固定した。添加し、5分間、室温に放置した。Lを濾紙の中央部に添加した。硫化水素量の増加と共にメチレンブルーの青色が鮮明になった。気相における硫化水素量と反応生成したメチレンブルー量の関係を図8に示した。実際の発色は鮮やかな青であるが、特許明細書のためグレーで表した。QP5000;島津)を用いて行った。ヘッドスペースを60分間挿入して行った。5分間の反応より合成した。塩酸の混合液をマイクロシリンジを用いて褐色バイアルから除去し、SPMEを用いてバイアル内に充満した硫化水素を抽出した。ml/min)を用いた。カラムオーブンの温度は40度で5分間維持した後、毎分10度の割合で240度まで増加させた。注入部の温度は230度とした。その結果、図10に示すようなガスクロマトグラムで保持時間1分で硫化水素を検出、定量することができた。塩酸を加えてできる硫化水素を同じ保持時間のピークとして検出できた。gの間で直線関係が得られた(図12)。溶液滴下における硫化水素量と濾紙片のメチレンブルー量の関係を次のようにして調べた。