使用方法等】*告】ご使用の前にゆめシステムの取扱説明書を必ずお読み下さい。本品の接続部及び透析液が接する部分を汚染した場合は使用しないこと[腹膜炎を発症することがある]。あった時は使用しな再使用禁止いで下さい。・本品の接続操作は、清潔な環境下で無菌的操作により、行って下さい。「ゆめシステム」という)とともに使用します。析液バッグ(以下、「透析液バッグ」という)及び接続チューブを接続するときにはUVフラッシュ又はUVフラッシュオートを必ず用いて下さい。ゆめシステムの電源を入れます。治療内容の確認あるいは設定を行なって下さい。開始ボタンを押して下さい。新しい透析液バッグを用意します。本品を包装から取り出し、全てのクランプを閉じます。ハンドルを上げてドアを開け、本品の青いテープを取り外します。ドアの内部に本品のカセット部をセットします。ドアを閉じて、ハンドルを下げます。本品のライン保持盤をドア上端部及び中央部のフックにセットします。ライン保持盤から排液ラインを取り外し、排液バッグあるいは排液用容器に接続します。開始ボタンを押します。手を洗い、マスクを着用します。UVフラッシュを用いて接続する場合には透析液バッグにストッパーを装着します。排液採取ラインクランプ本品はポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))を使用しております。ストッパーが装着されている場合は外します。腹膜透析を行う専用器具である。同じ手法で必要に応じバッグライン(白いクランプ付)のスパイクをUVフラッシュ又はUVフラッシュオートを用いて透析液バッグに挿入します。