弊社製品に関する各種プログラムバージョンアップ、追加プログラム、バグ情報を公開しております。I-VカーブトレーサーPVPM1000CXPVPM1000CXは、太陽光モジュールのI-Vカーブを測定する測定器で、使用できる範囲が1000V/20Aとなっており、家庭用の太陽光発電システムはもとより、メガソーラーで使用されている太陽光発電システムまで、幅広く測定する事が可能です。各操作はタッチパネル式のディスプレイ上で行なうことができ、測定後のデータも数値とグラフで表示され、その場で合否判定ができます。測定する太陽光モジュールの性能を入力すると、実測値をSTC換算し比較し、差を数値で表示します。PCと接続する事により、連続測定が可能で一日を通した連続的なI-Vカーブが測定できます。徴1000V/20Aまでの太陽光発電システムに対応ができます。Windows上で動作するため操作は簡単です。本体内部のメモリーには約1000の測定データが保存でき、PCでコントロールすると、自動的にPCのメモリーに転送されるようになるため、より多くのデータが保存できます。1回あたりの測定時間は約5秒と高速で測定されます。PCでコントロールし連続測定が可能です。パネルの規格は、世界500社以上のメーカーが登録されておりメーカーであるPVEが逐次、更新し提供しています。付属の専用ソフトで、I-Vカーブの解析が可能で、報告書も簡単に作成できるようになっています。Rs{2}{3}を計算する。I-Vカーブ特性はLCDに表示されます。測定後、データは自動的にメモリーにストアされ、後で解析も可能です{4}。本体内部に数1000測定データをストア出来ます。下記の結果が表示されます。リード線の影響を無くす。0〜1300W/mm2(付属標準セル)機器は自動的に最適測定レンジを選択する。本体は2年ファームウエアは1年I-Vカーブトレーサーでモニタリングシステムが取り付けられているストリング・モジュールのI-Vカーブを測定するときの注意I-VカーブトレーサーでMPPT回路が内蔵されているモニタリングシステムを取り付けているストリング・モジュールのI-Vカーブ測定は行わないでください。測定器及びモニタリングシステムを破損させる可能性がございます。I-Vカーブトレーサーで昇圧ユニットが取り付けられているストリング・モジュールのI-Vカーブを測定するときの注意I-Vカーブトレーサーで昇圧ユニットが取り付けられているストリング・モジュールのI-Vカーブ測定は行わないでください。測定器及び昇圧ユニットを破損させる可能性がございます。PVCHECKでの絶縁試験も該当いたします。