●転倒ます型雨量計と自記電接計数器(記録計)のセットです。●転倒ます型雨量計を屋外に設置し、自記電接計数器(記録計)を室内に置いて測定。記録用紙の交換1自記円筒時計を取り外し、用紙押さえを外す。2時計ドラムに用紙をたるみのないように巻付ける。(用紙にたるみが出る場合は用紙押さえを内側に少し曲げる)3用紙押さえを取り付ける。記録用紙は横軸に時間軸を、縦軸は雨量などの記録値をそれぞれ示します。(図1参照)時間軸(横軸)は、左から右方向に移動します。最小目盛りは使用する記録用紙の種類により、10分(CR-1:1日用)、1時間(CR-3:7日用)、4時間(CR-31:31日用)となります。記録値(縦軸)は、下辺がゼロ点となり上方向に1/2目盛りずつ移動して記録しますので、1目盛は2カウントとなります。本計器は、雨量センサなどからのパルス信号を階段状に記録します。このパルス信号が1パルス入力する度に1/2目盛りずつ記録ペンが移動します。(図2参照)例えば、0.5mm転倒の雨量センサを接続した場合には、1パルス(0.5mm)の雨量信号を入力する毎に1/2目盛りずつ記録し、100パルス目(50.0mm)に達すると記録ペンが一旦リセットされ、再びゼロ点より反復記録します。この右上がりに増加する記録(雨量)値と時間経過を比較することで、降雨の強弱がわかります。任意の単位時間内の積算値(降雨量や日雨量)を求めるには、その範囲時間内に記録されている記録値を合計して求めます。カタログメーカーカタログ▲このページのTOPへFAQ現在FAQは登録されていません。