4614で安全性が規定されている。この規格は、下限数量*1を超える密封放射線源を収納する容器で、線源容器について構造、性能、および材料が規定され表5.1.4‐1に示すように基準が定められている。線源容器外殻、シャッタ、線源ホルダ、および放射線遮蔽体から構成されること。照射窓を持たないものは、シャッタがなくてもよい。照射窓は、膜、板、網などを設けること。シャッタの動作が確実であること。開閉状態を検知する装置を備え、停電、火災などの場合、自動的に閉になること。シャッタの開閉の確認ができ、使用しない場合に閉状態で施錠などができること。容易に取り外すことができず、かつ、脱落するおそれがないこと。共振試験、および固定振動耐久試験を行った時、共振部分が破損しないこと。衝撃パルスを与えるか、自由落下を行い、破損その他の異常がないこと。遠隔操作の容器の場合、連続3000回の繰り返し開閉動作ができること。手動式の場合、連続150回の繰り返し開閉動作ができること。50cmの距離で発生する制動X線の漏えい線量が6μSv/hを超えないこと。2mSv/hまた、線源容器表面から1mの距離で100μSv/hを超えないこと。800°Cの熱環境下に30分間さらされた時、異常のないこと。腐食しにくい材料、防食処理を行った金属を使用すること。800°C以上の融点を持ち、運搬中に亀裂や破損のおそれがない材料を使用すること。輸送物表面の線量率が2mSv/hを超えず、1mの距離の位置で0.1mSv/hを超えないこと。表5.1.4-2に線源および線源容器の材料の例を示し、図5.1.4に厚さ計の線源容器の構造図の例を示す。