内容は日本語に訳されている。一部変な訳のところもあるが、組み立てには支障はない。デジタル式(手動レンジ)のテスターの電子回路キット。価格:\1,000計測器ランドで購入。ディジタルマルチメータ編と同じキットであった。ディジタルマルチメータ編」は\3,570であるが、付属マニュアルは\1,000で購入できる。ディジタルマルチメータ編」とまったく構成のものが手に入ることになる(外箱がないだけ)。†4ページの右下にR16の可変抵抗器の取付図が書いてあるが、これは間違っている。7ページの図では、基板において他の抵抗器と同じ側から取り付ける。7ページの図によれば、抵抗器を縦にはんだ付けするときに、抵抗器本体は基板の丸印の逆と合わせるようだ。液晶片表面から透明保護膜を外してから、組み込む。液晶片とジブラの接触が悪いと、液晶の表示が一部欠けたりする。基板を本体にはめ込む場合は、上部の奥にある凸部にひっかける。1/4インチバネにグリスを塗り込み、ダイヤルを逆さにしてもバネ穴からバネが落ちないようにする。ベアリングにもグリスを塗っておくと、ずれにくい。C5は金属化のコンデンサである。R9のマンガン銅抵抗は部品面から5mm高くしてはんだ付けをする。すべての部品をはんだ付けした後で、一部の印字箇所に部品が取り付けられないことになるが、問題ない。†テスト棒を接続せずにダイヤルをまわして、以下の表示になることを確認する。調整済みのテスターで20V以下の直流電源(例えば、9V電池)を測定する。20Vに合わせて、テスタ棒を接続する。テスタ棒で同じ直流電源を測定して、値が一致することを確認する。値が一致しない場合は、R16の可変抵抗器を調整する。負荷能力が5A以上、5Vである直流電源と1Ω,25Wの抵抗器を用意する。DC端子とCOM端子に取り付ける。CDのテスト棒の間に1Ωの抵抗器を配置し、直流電源の-側とCOMのテスト棒を接続する。その結果、表示したデータは5Aを超える場合は、5Aになるように、マンガン銅線をはんだ付けして、10AとCOM入力端の間のマンガン銅線抵抗の長さを短縮する。5Aより小さい場合は、5Aになるように、マンガン銅線をはんだ付けして、10AとCOM入力端の間のマンガン銅線抵抗の長さを長くする。値がおかしい場合は、R7〜R9,C3の取付部品とはんだ状況を確認する。直流可変電源を用意する。電源をDCVレンジの各レベルの中央の値に設定して、作成したテスターでの計測結果と比較する。テスターのテスト棒はVΩmAとCOMを使用する。誤差がある場合、テスターの仕様を満たすかどうかを確認する。値がおかしい場合は、R1〜R6,R12〜R17,R21〜R24,C3の取付部品とはんだ状況を確認する。交流電圧源(家庭用の100Vを使えばよい)を用意する。750に合わせて、測定する。値がおかしい場合は、R1〜R6,R22の取付部品とはんだ状況を確認する。ダイオードの取付方向とはんだ状況を確認する。200μに合わせて、次のようにテスト棒を接続する。VΩmAのテスト棒を抵抗器(RA=100kΩ)に接続し、もう一方を9Vを介して監視テスターに接続する。COMのテスト棒を監視テスターに接続する。このとき、回路電流は約90μAであるので、測定結果を監視テスターで読みとったデータと比較する。ダイヤルを以下のレンジ通りに調整すると同時に、それぞれのRAの数値を変えて、測定結果が監視テスターで読みとったデータと比較する。19mA値がおかしい場合は、R7〜R9の取付部品とはんだ状況を確認する。†レンジの半分である抵抗で抵抗値を測定する。同じ抵抗器を作成したテスターと校正済みのテスターの両方で測定して、測定結果を比較する。値がおかしい場合は、R1〜R6,R12の取付部品とはんだ状況を確認する。性能のよいシリコンダイオードでダイオードレベルを測定する。参考数値は約700mVである。†レンジをHEFに合わせて、NPNあるいはPNPトランジスタを用意して、ECBの孔に挿入する。トランジスタのHFEの値の範囲は広いので、約100〜300の数値を読みとる。7106内部には二重積分型A/D変換器、ストレージ、7セグデコーダ、ディスプレイドライバが含まれる。計器に入力する電圧または電流信号は、スイッチを通して0〜199mAの直流電圧に変換する。[例]入力信号は100VDCのとき、1000:1の分圧器で100mVDCに変換する。入力信号は100VACのとき、整流処理で直流信号に変換して、100mVDCに分圧する。電流測定の場合は、抵抗値により変換電圧は違う。7106の直流信号は、A/D変換器でデジタル信号に変換し、デコーダに入り、LCDの7セグコードに変換する。A/D変換器のクロック周波数は約48kHzであり、外部のパルス発信器によって提供される。分解器でクロック周波数を分解する。4つのデコーダはデータを7セグの4つの数字に変換し、小数点はスイッチで設定可能である。†A/D変換器の測定周期は次の3つの段階がある。†SAZ連続、Sint、SDE切断の状態では、次のように作動する。1:IN+,IN-の外部線を切断、増幅器の同相入力端をアナログ値と接続し、CMOS内部の入力電圧は0Vになるように設置する。Bはブランク(空白文字)を意味する。ディジタルマルチメータ編(4564d)。