ノギスの比較校正方法についてこんにちはゲストさん。>>締切り済みの質問ノギスの比較校正方法についてノギスの比較校正の仕方をどなたか教えていただけないでしょうか?ノギスの校正のやり方等、ネットで調べてもでてきませんでした。比較校正の方法を教えていただければと思います。ノギスにもグレードのような物があるのでしょうか?ゲージブロックでいうと、1級、2級のような。その場合、校正元となるノギスもグレードの高いものを使用するのが好ましいのでしょうか?どうぞ宜しくお願い致します。回答(2)ANo.2noname#230359過去に同様の質問がありました。校正】にて検索すると色々とヒットしますよ。その中の一つですが、下記のURLも参考にして下さい。11:02:00お礼アドバイスありがとうございました。参考のホームページも校正の実施状況等視覚的に確認でき、大変参考になりました。最小読取値と測定長によって許容差が決まる。ex150mm、0.01読み→±0.03?校正はブロックゲージ2級以上を使用。内測のために組合せホルダが必要。『光にかざしたときに虹が見える程度(3~5μ)以下が望ましい』→規格ではない従って、ノギス同士での比較は意味をなしません。実用的には、?についてシームを使ってでも管理することが大切だと思います。丁寧な御説明ありがとうございました。質問させていただきます。先日校正の知識を高めようと、計測器の講習に行ってまいりました。デジダルノギスのネジセット調整の方法を教えさせていただきませんがお願いします。東京、又は神奈川県辺りで、計測器の校正を依頼できる会社・法人・団体を探しています。ノギスの校正を以前から社内で行っております。ISOの審査でも指摘され、金尺(スケール)の校正をどうすればいいのか困っています。Reserved.掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。