・カラムタイプ(パックドカラム、キャピラリカラム)・固定相のタイプ・サイズ(直径と長さ)ということになる。これらの中で、最もバリエーションが多く、選択の基本となるのは固定相のタイプである。固定相の種類は一般的には極性の強さで分類されている。文字通り極性による分離ができないため、主に沸点の違いによって分離を行う(結果的には、分子量の違いも反映したものとなることもある)。石油系オイル、炭化水素、香料など無極性成分の分離に用いられることが多い。用途も広いが、極性成分によってダメージを受けることがあるので注意が必要である。文字通り極性の強さで分離を行う。アルコールや有機酸など各種官能基を持った成分の分離に適している。強酸などにはダメージに注意しなければならない。様々な官能基タイプに対応したものが開発されているので、目的成分の分離能の高いものを選択する。温度条件を振りにくい。基本的には沸点の差によって分離するが、極性の影響も受ける。汎用性が高く、迷った時や、とりあえず最初に選択するというオールマイティータイプ、困った時にとりあえずやってみるタイプのカラムであると言える。様々なものを測定することになるのでカラムのダメージには注意しなければならない。クロマトが非対称になるどうしても汚染が検出される目的に合わせた測定条件が分からない安定したデータが得られない上記は極性によってわかりやすく説明しているが、厳密には無極性タイプの場合にはファンデアワールス力の違いよる分離なので、沸点だけでなく、分子量による影響も受ける。単純な極性以外には、π—π相互作用、すなわち、芳香族などの共役系を持つ者の分離に適したカラムもある。この場合は、固定相がベンゼン環などの共役系を有した官能基を持っている。現実的には、メーカー等が公表しているデータ集を参考にしたり、実際に測定したりして最適なカラムを選択して、個別の型番を指定することになるが、これはケースバイケースとなるので、ここでは割愛する。GC分析でお困りのことは、ジャパン・リサーチ・ラボまで。お問い合わせは下記より。