血液ポンプ血液ポンプ本体部です。外径:51mm×高さ67.5mm重量:262gMPCコーディング(血液接触部)ポンプケーブル全長:3mm×外径7.8mmインフローカニューレ(ダブルカフチップレスカニューレ)血液ポンプと左心室の心突部を接続します。内径:16mm全長:67mm重量:45gMPCコーティング(血液接触部)ポリエステルアウトフローグラフト血液ポンプと上行大動脈を接続します。内径:14mm×全長240mm以上(伸縮性素材)※ポリエステル(人工血管)、コーティングなしクールシールユニットクールシールシステムの主要な構成品です。寸法:170mm×50mm×73mm重量:345g※従来型と共通ですコントローラ血液ポンプ、クールシールシステム、電源システムをコントロールします。寸法:180mm×215mm×88mm重量:1,500gコントローラ接続キットポンプケーブルをコントローラに接続する際に使用します。バッテリコントローラの基本電源として使用されます。非常用バッテリ非常時に短時間システムに電力を供給します。※従来型と共通ですバックアップコントローラコントローラが故障した際に、新しいコントローラに交換するまでの一時的な緊急措置として使用します。電源からコントローラ及び充電器に電力を供給します。寸法:133mm×39mm×55mm(ケーブル部含まず)重量:430g充電器バッテリの充電に使用します。外部モニタ外部モニタモニタリング用ソフトウェアを使用して、EVAHEART®システムをモニタします。外部モニタ接続ケーブルコントローラと外部モニタを接続します。ナースコールケーブル外部モニタとナースコール端子を繋ぎコントローラのアラーム発生をナースコールに出力します。手術用具(従来型と共通)トンネラポンプケーブルを体内に出すための皮下トンネルを作成する器具です。全長:325mm重量:214gコアリングナイフインフローカニューレを心突部に挿入するための穴をあける器具です。長さ:69.8mm重量:50.5gレンチグラフトと血液ポンプを接続する保持リングを締め付けるための器具です。全長:113.2mm重量:65gディセクタポンプケーブルに癒着した生体組織を剥離するための器具です。全長:310mm重量:170g※従来型と共通ですポンプキャップセットポンプキャップは、血液ポンプに取り付け、内部を保護するための器具です。ベントポンプキャップは、人工心肺のベント回路と接続してエア抜きを行うこともできます。寸法:12mm×φ26mm重量:10g(ポンプキャップ)、15g(ベントポンプキャップ)ポンプサイザーアウトフローグラフトの長さやポンプポケットを確認するための器具です。点検時使用機材等(承認番号対象外品)流路洗浄キットクールシールの流路を洗浄するためのキットです。アクセサリ類(承認番号対象外品)キャリングバッグ移動中や自宅療養時に、コントローラを入れて使用します。寸法:316mm×243mm×125mmポンプケーブルカバーポンプケーブルを紫外線や外力から保護します。オペレータキーコントローラに接続し、回転数変更操作を可能にするキーです。アウターストラップポンプケーブルを腰に巻きつけ、取り回しをよくするためのサポート用具です。13B2X00174H00006)アウターストラップを使用する際にポンプケーブルを支えるためのシールです。