目次EVAHEART®2シリーズコントローラ及びバックアップ・コントローラについてバッテリ、充電器、カーアダプターについてAC/DCアダプタについてクールシールユニットについて外部モニターについて血液ポンプ・ポンプケーブルについてその他EVAHEART®2シリーズコントローラ及びバックアップ・コントローラについてコントローラの外装が破損した。コントローラ、もしくはパーツの交換が必要です。弊社営業担当者までご連絡ください。コントローラのキャップがとれた。キャップの交換が必要です。弊社営業担当者までご連絡ください。ポンプケーブルの固定がゆるい。トップサイドケースの交換が必要です。弊社営業担当者までご連絡ください。現時点で無線LANによる誤作動は確認されていません。現時点で一般家電機器による誤作動は確認されていません。流量推定表示がN/Aとなっている。消費電力が7W以上、または流量推定値が2L/min未満、10L/min以上の場合はN/Aと表示されます。コントローラに水がかかった。防滴設計となっています。乾いたタオル等で拭いてください。水没させた場合にはコントローラ交換が必要です。バッテリ、充電器、カーアダプターについてバッテリのコネクタが破損した。新品のバッテリに交換してください。バッテリがコントローラのコネクタから外れる。コネクタのロックがかかるように接続しなおしてください。ロック機構不全を起こした場合は新品のバッテリに交換してください。バッテリの充電が完了したにも関わらず、バッテリ残量確認ボタンを押しても点灯しない。バッテリの故障が疑われます。