トルク測定部固定台を連結します。トルク測定部本体部分を前方にスライドさせ、専用設計のモータ取付治具MMJ-TC01に取り付けた被測定モータを恒温槽内に挿入します。°C)AC・DCモータの回転数やトルクを高精度に測定し、パソコンのWindows上で展開します。プレシジョンパワーアナライザーとの組み合わせにより高周波仕様のドライバーの入出力なども高精度で測定できます。-30°C~+150°C)しながら拘束時におけるモータのトルクリップルやコギングトルクを測定できます。駆動角度に対する1回転分のトルクを測定し、パーソナルコンピュータWindows上に展開します。電流センサを組み合わせることにより1回転中の電流の変化も測定できます。おもな特長トルクのセンシングは、軸受けを省く特殊な構造をとっているため、軸受けロスが無く、環境温度の影響を受けない高精度なトルク測定が可能です。測定台上にトルクメータ測定部とモータ取付治具をあらかじめ固定しているので、専用アタッチメントの使用により被測定モータとの芯合わせが確実かつ容易に行えます。被測定モータの試験温度を適正化するため、モータ取付治具、測定台などについては断熱材による処置を講じています。