木村医科器械の保守点検承ります優れた製品を安心のサポートでご提供します。麻酔器や人工呼吸器を中心とする動物用医療機器や実験用機器の製造販売をしております。Home製品案内マイクロカプノ50MicroCapno50販売名:メインストリームEtCO2モニター「マイクロカプノ50」マイクロカプノ50は、メインストリーム方式を採用したEtCO2モニターです。死腔を可能な限り排除した小型モニターを患者の口元に配置することで、小さな呼気でさえ正確かつ迅速に読み取ることが可能です。小型動物から大型動物まで幅広くその対象とし、エマージェンシーやCPRはもちろん、日常の麻酔手術にも安心してご使用いただけます。●サイドストリーム方式の限界?現在、広く使用されている一般的なサイドストリーム方式によるEtCO2モニターは、患者が小型化するにつれて測定値が不安定かつ不正確になる傾向があります。“APNEA(無呼吸)として測定される”これらはサイドストリーム方式に多く生じる現象です。これらのうちの多くはサンプリングによる技術的なエラーかもしれません。サイドストリーム方式ではサンプリングラインを用いて患者の呼気を一定量強制的に採取(サンプル)し、モジュールで分析・測定します。患者が小型化するに従って患者の呼気は小さくなり麻酔ガスに対して呼気が相対的に小さくなります。その場合、サンプルは麻酔ガスによって希釈され、それに伴いEtCO2値は実際よりも低く測定されてしまいます。これはサイドストリーム方式でより頻繁に発生する共通の現象です。サンプリングラインが長くなるほど、その傾向は強くなります。●メインストリーム方式の採用それに対してMicroCapno50ではメインストリーム方式を採用しています。メインストリーム方式にはサンプリングという概念はなく、患者の呼気そのものをダイレクトに分析・測定することから、サイドストリーム方式に比べて、測定値は概して正確かつ敏感です。MicroCapno50はその利点を活かすために、本体の小型軽量化を図り、死腔を少なくするための工夫が施されています。換気量の小さい小型動物やマスク使用時※においてさえ、正確で安定的な測定値を期待することができます。※マスク使用の際は、死腔やリークなど測定の不安定要素を可能な限り排除するために、患者にフィットしたマスクを選択してご使用ください。測定の成否を左右します。)一般的に正常の範囲は30~40mmHg程度とされています。In:InCO2(吸気内二酸化炭素)(キャリアガスが酸素の場合)通常「0(ゼロ)」になります。ソーダライムの有効期限切れなどが生じた場合に値は高くなります。(50g)手技の妨げを可能な限り排除するために小型軽量化を目指しました。●コードレス内部バッテリー方式のためコードレスで使用が可能です。畜電は手軽なUSB給電方式を採用しています。●長時間の連続使用にも対応1回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBで給電しながらの連続使用も可能です。●360°C回転モニターどのような向きからでもモニターが視認しやすいよう画面を回転させることできます。自動(ゼロ)較正機能のためメンテナンスや面倒なガス較正は必要はありません。余剰麻酔ガスの排出処理も不要です。安心なIPX6※レベルの防水機能です。測定項目のすべてにアラームが設定されています。上記以外に「バッテリー低下アラーム」や「エアウェイアダプタの汚染」を知らせるアラームが備わっています。●余剰麻酔ガスの処理が不要サイドストリーム方式ではポンプでサンプルガスを吸引して分析しますが、そのサンプルガスは本来、余剰ガス排出システムにて適切に処理される必要があります。実際には未対応のままにされていることも多く、これは従事者の被ばくに繋がります。MicroCapno50では余剰ガスが発生しないため排ガス処理は不要です。●(推奨)パルスオキシメータ「Anipal」との併用マスク使用時や歯科処置では、舌部によるSpO2の測定は困難です。パルスオキシメータ「Anipal」(反射型センサー)を使用することで、直腸にてSpO2を安定的に測定することが可能です。「MicroCapno50」と「Anipal」(反射型センサー)を併用することで、マスク使用時や歯科処置においても、気管内挿管時と遜色のない安定的なモニタリング(EtCO2とSpO2)が期待できます。※本製品は都合により予告なく仕様及び外観が変更になる場合がありますこと予めご了解ください。