データロガーHKS-9700シリーズは「究極の低消費電力」で稼働し、従来製品*よりもさらに高精度な地震計測が行える新世代データロガーです。お問い合わせ0120-681-161概要HKS-9700シリーズは「究極の低消費電力」で稼働し、従来製品*よりもさらに高精度な地震計測が行える新世代データロガーです。24時間平均)の「究極の低消費電力」これまで以上に徹底したパワーセービング機能により、0.15W以下(24時間平均、3チャネル/±5V入力タイプ)の低消費電力を実現します。従来のオフライン観測よりも、さらにパフォーマンスが向上します。27bitで同時サンプリングする性能を持ちます。サンプリングはGPS衛星から取得された正確な時刻情報に同期しており、時刻情報と共にCFカードに記録されます。ダイナミックレンジは100Hz/27bit時において132dB以上を実現。1衛星補足状態からも時刻補正が可能サンプリングデータはGPS衛星から取得された正確な時刻情報に同期しており、時刻情報と共にCFカードに記録されます。通常、正確な時刻を得るためには3衛星以上を補足する必要がありますが、位置固定モードを使用することにより1衛星補捉状態から時刻校正が可能です。取得したアルマナック情報、エフェメリス情報は本体電源off時にも保持されます。本機にオプションのテレメータボードを内蔵することにより、オンライン観測点をよりコンパクトに構築することができます。リアルタイムのデータ送信、動作状況の確認や設定の変更等のリモートメンテナンス機能が拡張されます。大画面で波形表示をさらに大きく表示装置として有機ELディスプレイを採用。大きな表示画面により、波形表示が格段に見やすくなりました。表示チャネルの選択や、表示スケールの変更が可能ですので、本体のみで詳細に波形を確認できます。操作部、コネクタ類を前面に集中配置することにより、縦置き設置した状態のままでアクセスが可能です。ラック設置時に操作パネルが正面を向くため、操作が容易です。開発された多チャネル地震波形データ処理システム「WINシステム」で使用されるデータ形式です。WIN形式を拡張し、開発したデータ形式です。ひどくないこと腐食性ガスないことラインナップチャネル数や入力電圧の異なる4つのバリエーションをご用意しました。入力電圧ボディカラーHKS-9700a-054ch±5VライラックHKS-9700b-053ch±5VローズHKS-9700a-154ch±15VアクアHKS-9700b-153ch±15Vタンジェリン関連商品HKS-9700専用オプション等につきましては、こちらのページをご参照ください。Corporation。