JawMarylandForceTriadTMForceTriadTMについてCOVIDIEN社が開発した次世代エネルギープラットフォーム、ForceTriadTM(以下フォーストライアド)はモノポーラ、バイポーラ、血管のシーリングができる一体型の電気メスです。現在では販売終了になったLigasureTM(以下リガシュアー)の後継機種になります。リガシュアーはシールとバイポーラができる電気メスとして動物病院でも高い評価を得ておりました。そのリガシュアーを用いてシーリングした結果が以下の通りです。クリックすると拡大表示されます。上記はリガシュアーカタログより抜粋、左側がシールをした写真完全に血管壁が融合して閉鎖されます。右側のバイポーラの凝固では血栓や凝固によって閉鎖されている為シーリングが不完全です。クリックすると拡大表示されます。リガシュアーカタログより抜粋、シーリングした血管の破裂圧強度は900mmHg以上で、これは生体内で発生する収縮期血圧の3倍以上です。以上のことからベッセルシーリングシステムがいかに優れたシステムかが分かります。従来の電気メスより高い電流がコンピューター制御によって断続的に出力されており、リガシュアーでは毎秒200回組織抵抗値を計測し出力をコントロールしていました。フォーストライアドでは、3333回/秒で組織抵抗を見ます。このことによって全てのモードにおいてコンピューター制御を行うため質の高い手術が可能になります。リガシュアーとフォーストライアドの比較動画になります。新たな機能「ティッシュフュージョン機能」を搭載。従来のシーリングより早く、しっとりとした強いシーリングを可能としました。トライアド専用デバイスのシールはこちら。新たな選択肢としてVallyLab(バリーラブ)モードを搭載しています。モノポーラ第3の新モードといってよいでしょう。VallyLabモード上の動画を見ると分かるように、バリーラブモードで切開を行った時の周囲への出血、焦げ付きがつかないのが分かります。この画期的な機能がバリーラブモードなのです。した止血を行いながらのスムーズな切開を実現。くっつきや熱の広がりを抑えながらも、Coagモードと比較すると、よりきっちりとした切開を行うことができます。CutとCoagの中間として使用することができることから手術の選択肢の幅を広げることが期待されます。Ligasureユーザーで、他にモノポーラの器械を持っていました。モノポーラとLigasureの機能が一緒に使えるTriadが出てきてラッキーと感じ購入しました。満足度はかなり高めで、不満点はあまりありません。仕事が早く、捗るようになって喜んで使っています。導入前と導入後を比べると、キレイな手術ができるようになったと思っています。JawはForceTriadTMエネルギープラットフォーム本体専用に接続するハンドピースです。ハンドスイッチ、フットスイッチともに出力可能です。ForceTriadエネルギープラットフォームのTissueFectセンシングテクノロジーにより制御されたシーリングシステムは、従来のLigaSure本体よりも早く、一貫したシーリング効果をもたらします。Jaw)を使用しています。1回目はシールのみ、2回目のシールで内蔵されているブレードで切離しています。特長7mmまでの血管、肺血管、リンパ管とそれを含む組織束をシール・カットすることが可能です。シーリング、鈍的剥離、組織の把持、切離ができ、器具の持ちかえを少なくすることが可能です。Jawアゴ外側の最大温度はコヴィディエン社内実験で平均58°Cでした。Jawアゴ外側の最大温度は平均80°Cでした。Jawで3-5mmの血管束を単回シールし、60度以下に下がる時間は平均1秒でした。1mm、根元部4mm電極面セラミックドットと折り目加工MarylandMarylandはForceTriadTMのデバイスの一種です。挿入が容易になりました。先端の視認性が向上しました。Jaws両あごに断熱材を用いており、上下のあごを気にせずに使用可能です。1回の出力時のあご外側の最大温度は平均63°Cです。連続10回出力時のあご外側の最大温度は平均90°Cです。(最大温度の平均値は、コヴィディエン社内実験による。Switchクリックすると拡大表示されますワンステップでのシーリングにより、先端のブレが減少し、スムーズに操作できます。術野に集中することが可能です。Cuttingシーリングと切離は別操作であり、シーリングのみの操作が可能です。シーリングを確認してから切離をすることができます。スペックシャフト長23cm(LF1723)、37cm(LF1737)、44cm(LF1744)シール長20mm切離長18.5mmお問合せ当サイトへのご要望、外科機器に関する疑問などご遠慮なくお問合せください。土日祝日はお休みをいただいております。