AnfoWorldご訪問ありがとうございます。白熱灯は、面発光を伴った光で点光源ではないためこうした現象がおきます。置も変わりますから(逆に言うと照射面積が拡がっているはずですから)、2倍になることは難しいと思います。限りなく2倍にするにはフィラメントなどの点光源を使って完全に同位置に置く配慮をしなければなりません。レーザなどは直線性がよく拡がりも小さいため反射率の良いミラーで折り曲げて同一面に照射させますとほぼ理論通りの加算した光エネルギーを得ることができます。互を近い位置に置いて照射させれば限りなく照度は2倍に近くなると思います。この位置の場合、ランプは点光源となるはずです。この時は照度は低くなってしまいますが。--------------------------------------------------------No.219【金属顕微鏡についてご質問のM試作機さん(2001.05.12)】こんにちは。M試作機という者です。僕は今高専に通っていて、今は急いでレポートの製作をしているのですが、その中で「金属顕微鏡」の仕組みについて知りたいのです。ネット上で探しているのですがなかなか見つからず、レポートの機嫌も明後日なので少々焦っています。なんだかあつかましいお願いですがよろしくお願いします。AnfoWorldご訪問ありがとうございます。ホームページ運用上早急にお答えできないことをご了承ください。顕微鏡は、生物分野で発展してきました。1588-1628)による発明が最初だそうです。顕微鏡は、その後発明された天体望遠鏡と深く関連して進歩しました。オランダの博物学者レーウェンフックが発明した顕微鏡は、ガラス玉を磨いて作った虫メガネ程度の簡単なものだったのですが、彼はこれを用いて赤血球、精子、ヒドラ、ワムシなどを記載し組織学の創始者となったそうです。組み合わせレンズの複合顕微鏡を用いて1665年に細胞の発見者となったのは、イギリスの物理学分天文学のR・フックだそうです。彼の顕微鏡は収差がひどく、レーウェンフックの顕微鏡(単玉レンズ)に性能が及ばなかったそうです。光学顕微鏡はその後改良され、解像力を増して行きました。顕微鏡は、だから生物を研究するための道具だったのです。鏡の発達によりいろいろな分野にも使われはじめ、金属組織学を調べる目的にも使われるようになりました。生物顕微鏡は照明を試料を挟んで対物レンズの反対から入れる透過型照明という手法が一般ですが、金属顕微鏡は、金属材料の組織など不透明な物体の表面を観察する関係上反射照明が用いられています。生物顕微鏡とは、主として照明法と対物レンズの設計が異なるだけで、本質的には大きな差があるわけではありません。現在では生物顕微鏡でも反射照明を用いて生物組織を観察している例があります。--------------------------------------------------------No.218【CCDの経年変化についてコメントをくださったもっちんさん(2001.05.09)】<CCDイメージセンサの経年変化について>以前に訪問させていただきましたCCDを開発しておりますM.K(以降もっちんというハンドルにさせていただきます。CCDの経年変化について情報です。!>それよりも使っていくうちにホコリにまみれたりとか、CCD板の温度!>による熱電子ノイズなどによる感度のバラツキの方が問題になります。!>CCDを濃度計測装置として使う場合にはこうした暗電流によるノイズを!>抑えることに神経が使われています。CCDの経年変化によるバラツキは!>あまり問題にしていません。一般的にはそうなのですが、経年変化も問題になる場合ことがあるのです。1)UV光など高いエネルギー放射による暗電流増加CCDイメージセンサは、シリコンの表面(界面)状態に非常に敏感なデバイスです。石英ガラスを窓材料にした、UV光まで受けられるCCDの場合、UV光のエネルギーで表面準位が増加し、暗電流が増加することがあります。昔、上記のような分光測定器用の特殊なリニアCCDを開発していたとき、ちょうどUV光が当たる画素の暗電流のみが増加していたことから、この現象に気付きました。以降、UV光照射には注意しています。素のみに現われる局所的な暗電流スパイク)が発生することもあります。(宇宙へ持って行ったCCDカメラが、地上に戻って来ると白キズだらけだったという話もあります。料分散タイプの2種類があります。非常に強い光を長時間照射した場合、染色タイプのフィルタ材料が褪色を起こします。これに対し、顔料分散タイプは非常に耐光性が強いです。顔料粒子のためにザラ感が出やすいという欠点もあります。監視カメラなどで、長時間同じシーンを撮影していて、その中に高輝度の照明などがある場合、その箇所だけ見事に色抜けしている場合があります。顔料分散型フィルタで、かつザラ感の少ない材料開発を行って、よりよいCCDにしていきたいと思っています。AnfoWorldご訪問ありがとうございます。貴重な情報心より感謝申し上げます。今後も至らない点をご指摘いただければ幸いです。今後とも宜しくご指導下さい。--------------------------------------------------------No.217【半導体関連の会社にお勤めのH.N.さん(2001.05.07)】はじめまして、メールさせて頂きます。製作する仕事に携わっているものです。毎年、新入社員が入社してきますが電気に関する「教育」に手を焼いています。部署としても教育体系、標準化などが遅れており環境整備に追われる日々を送っています。設計用ホームページを製作しているのですが是非「リンク」させて頂きたいと考えていますが安藤様の見解をお願いいたします。不躾なメールでご迷惑かと思いますが、何卒ご検討の程よろしくお願いいたします。AnfoWorldご訪問ありがとうございます。ご丁寧なメールをいただき感謝致します。わたしのホームページはご自由にご利用いただいてかまいません。何かのお役に立てるなら幸いです。内容に不明瞭なところや間違ったところがあればご指摘いただければ幸いです。今後とも宜しくご指導下さい。--------------------------------------------------------No.216【自動車のアース線についてご質問のH.O.さん(2001.05.06)】はじめまして。