ポロメータAP4解説AP4カタログ&マニュアルはこちらDelta-T社のAP4は、前機種AP3の後継機種として発表され発売10年以上、世界各国で使用されております。LI-1600が生産中止になった現在、ポロメーターと呼んでも差し支えの無い唯一の蒸散測定器です。測定原理も簡単で、本体内部にポンプが内臓されていて、シリカゲルを通して乾燥空気がチャンバー内に送られます。これがZERO値となりベースラインを検出します。雰囲気湿度の近辺で計測を行う必要がありますから、ベースラインは完全に0%RHと言うわけではなく、雰囲気湿度から-10〜-20%の間で自動的に下降させます。その後、葉を挟んだ状態で計測し、ベースラインとの差を気孔コンダクタンスとして数値化することで常に定常条件(SteadyState)で測定をしています。概ね測定時間は数十秒で測定完了し、1500データ蓄積可能です。電源は充電式バッテリーで、連続20時間使用可能です。(まあこれはchampionDataとしても16時間はいけます)またAP4の最大の利点として、測定現場で自己校正が出来る事があげられます。AP4は本体に基本データが蓄積されており、標準装備の校正プレートを基準として精度補正をユーザーで実施可能なのです。この現場校正を行えば5%以内に精度を維持できます。ユーザーの熟練度が上がれば3%以内に校正を行えます。弊社に送り返してファクトリーキャリブレーションを実施して頂ければ、高い精度を維持することが可能になります。測定スポットまでのリーチ(葉の端からどこまで届くかの距離)は最大70mmです。AP4はチャンバー上部に光量子センサー、チャンバー内部にサーミスタ温度センサーが付いています。悪い点と言えば、スーパーポロメータではLCDに表示される蒸散速度(gH2Om-2s-1)が、AP4の画面では表示されない事です。気孔拡散抵抗と葉面境界層抵抗から計算式で算出可能です。蒸散速度の計算は以下の式で行います。m-3.現在LI-COR社のLI-1600スーパーポロメータをご使用中の方にとっては、AP4との比較はどうなのかが気がかりだと思いますが、ざっとした比較をDelta-T社が提示してます。こちらでご確認いただけます。ポロメータから得た計測値を使って、蒸散速度を求めるワークシートを準備しました。AP4CALC.xls他にもデカゴンのポロメータなどございますが、概略は弊社ブログにてご一読いただけます。写真を見ながら解説します。重量約3kgなので、十分軽量な方です。ショルダーベルト付きで、蓋を閉めると全体がバッグになります。左サイドにリーフチャンバーとシリカゲルカラムの収納があります。キャリブレーションプレートもここに収納します。シリカゲルは使用前に電子レンジで乾燥させましょう。繰り返しの使用は可能ですけど、年一回程度は新品のシリカゲルに交換しましょう。電源投入は「ON」を押すだけ、特に暖機運転などは不要です。