AnfoWorldご訪問ありがとうございます。O研究室(正確にはT研究室、当時O先生は講師でした)の卒業生です。O先生はレベルの高い尊敬すべき先生ですよね。生は激しく叱責されます。先生のバックボーンとか考え方に少しでも近づくことができればかなりの成長をされると思います。なるためには、かなりの努力が必要でしょう。あせらずガンバって下さい。高速度カメラのホームページ大変興味深く楽しませて頂きました。いろんなホームページをみましたがこの光学分野で個人でされていて驚きました。実は、現在あるレンズを探してます。畑違いでしたら申し分けございません。現在、CCTVやFA、監視等に使用されている小型のレンズです。C&CSマウントあらゆるレンズメーカに問い合わせをしているのですが、実際テストができず困難してます。それも現在あるレンズで最も高画質の超広角レンズを探してます。1/2f3.5などです。メーカをご存知でしたら教えて頂けないでしょうか。お急がしいところ誠に恐縮ですが宜しくお願いいたします。AnfoWorldご訪問ありがとうございます。性能を満足する像を結像させるレンズの良いものが追いついてないのが現状です。今回のご質問のように広角のレンズともなりますと、撮像素子のイメージサイズが小さい上に広い範囲を取り入れなければならないという問題があります。現実には、使用する撮像素子のイメージサイズを決めて、撮影画角を決めて必要なレンズの焦点距離を求めます。次に、レンズの明るさを決めて、最後に必要十分なレンズの解像力を持つレンズを探すということになります。CCDレンズで名の通ったメーカーは、キャノン、フジノン、タムロン、シグマあたりかと思います。近接撮影で広角撮影しても良い応用であれば、オリンパスなどのファイバースコープ用レンズを流用して使うのも良いかもしれません。特殊に設計するのであれば2、3の有能なレンズ設計会社を知っています。カスタムメードで頼むと、高価なレンズとなります。通常のレンズが5万円〜10万円くらいで入手できるのに対し、専用に設計し制作するとその20倍から50倍程度かかります。それだけの価値があり必要であるならばカスタムメードすることもできると思います。--------------------------------------------------------No.223【光温度計についてご質問の電力会社のK.M.さん(2001.06.01)】はじめてメールさせていただきます。「光の単位」で検索し、貴HPにヒットしました。すばらしく詳しいHPですね。私は動力用ガスタービンの計装設備を担当している者です。「フォトン」という単位について調べております。現在使用しているガスタービンの火炎検出器(米国Re社製)のsensitivityは、400mV@1×10の10乗photons/in2乗/sec.@310nmとなっております。400mVになると火炎ONと判定します。wattの時にトリガーする」となっており、Re社製の10の10乗photons/・・・と同じなのか、よく分かりません。「photons」と「watt」の関係が分かりません。フォトンについては貴HPに少しふれておりますので、もしお分かりのようでしたら、教えていただきたく、メールをしました。あつかましいようで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。AnfoWorldご訪問ありがとうございます。「photons」と「watt」の関係が分かりません。光をエネルギーレベルで考えるとき、大きく分けて二つの考え方が出てきます。一つは、光を波として扱う電磁波でこのエネルギーは通常W(ワット)の単位で表します。一つは、光を粒子としてみなす考え方で、これは光量子仮説から導き出されたもので光を電子のように一つの粒子としてみなしその光の粒子(光子)のもつ運動量を表すときに使われるのがフォトンという単位です。単位は、hυで表されます。[Hz])の積で求まる値で、フォトンの単位はJ(ジュール)となります。フォトンも光出力もともにエネルギー量で表わされることがわかります。光を量子力学のレベルで見ると、光が放出されるエネルギーは連続でなくて飛び飛びの値を持つことが確かめられています。果)現象の結果からアインシュタインが光の粒子説を提唱し光量子という単位を導き出しました。この時、ドイツの物理学者プランクが不連続な値をとる量子レベルの振る舞いに対してある定数を導き出しプランク定数として量子力学上広く知られるようになりました。割ってやって、光子が何個放出されたかという計算ができるようになります。光子が何個放出されたが論議されるのは、化学反応などで光放出を伴うとき、どれだけの反応が進んでいるかを導きだすのに有効なためです。1モルの組成をもつ化学物質を反応させ別の化学物質に変化する際に特定の光の放出が認められている場合、1モル相当の光子が放出されることが期待されるわけです。した期待をもとに「フォトンカウンティング」計測が行われるようになりました。このような観点から光エネルギーを個数として扱う必要上フォトンという考え方が使われるのです。フォトンは光の発光組成(定義上波長が重要な要素ですので)がよくわかった応用に使われるのが一般的で、雑種の光を扱うときはルーメンとかルクス、ワットで扱うのが一般的です。数を掛け合わせて光のエネルギー量を量子化(光子)することができ、高感度検出器を使って「フォトン検出」行っています。光し紫外線のエネルギーが400mVになった時点(このとき検出器は1×10の10乗photons/in2乗/secのフォトンを検出する)でトリガーが信号を出力する装置のようです。感度も高いような(微弱な光を検出可能な)気がします。安価なR.A.社製のものは、紫外線ではなく光そのものをすべて検出して(検出感度波長はたぶん仕様書とかカタログとか取扱説明書に書いてあると思います)、それを電気出力にしている製品だと思います。長は可視光(λ=400nm〜700nm)となるのでしょうか?いずれにしても大きな違いはここの所だろうと思います。二つ並べて使用して今までの使い方と問題なければ取り替えて使用しても良いかと考えます。検出光が紫外光であったり微弱光であったりすると安価なR.A.社製のものへの切替は難しいかもしれません。