第3回:「ファンクションジェネレータの用途」「ファンクションジェネレータの校正」「終りに」「【インタビュー】エヌエフ回路設計ブロックのファンクションジェネレータ事業への取り組み」ファンクションジェネレータの基本機能ファンクションジェネレータはさまざまな波形を連続発生するだけではなく、外部信号によって変調や発生制御を行うことができる。ここではファンクションジェネレータが持つ機能について解説する。ランプ波)を連続して発生する機能がある。基本波形パルス波と方形波の違いは製品によって異なるが、方形波はデューティ比(波形の周期に対するハイレベルの時間の割合)が変化できるのみである。パルス波はデューティ比の加えて、立ち上がり時間や立ち下り時間を可変できるようになっている。三角波とのこぎり波はシンメトリ設定の違いであるため、製品によってはランプ波という表現で統一されている場合がある。図18で示す三角波はシンメトリが50%の状態のランプ波である。バースト発振機能トリガやゲート信号によって波形に発生を制御する機能をバースト発振機能という。機種によっては取扱説明書でトリガ発振とゲート発振が個別に解説してある場合がある。製品の種類によって多少動作が異なるため、ここではエヌエフ回路設計ブロックのWF1973/WF1974を例にとって説明する。トリガバースト発振トリガ信号を受けるたびに、設定された遅延時間後に、設定された開始位相から設定された波数の波形を発生させる。バースト発振の例トリガバースト発振トリガ信号を受けるたびに、設定された遅延時間後に、設定された開始位相から設定された波数の波形を発生させる。トリガバースト発振の例ゲート発振ゲート信号がオンになってから、整数周期または半周期単位の発振を行う。発振開始位相および発振停止の波数単位はあらかじめ設定する。図21の例では発振開始/停止位相は30度、発振停止単位は1周期となっている。ゲート発振の例トリガゲート発振トリガを受けるたびにゲートのオン、オフを行う発振である。図22の例は発振開始/停止位相は30度、発振停止単位は1周期となっている。トリガゲート発振の例スイープ機能スイープとは波形パラメータを設定した範囲を設定した時間の間に変化させる機能である。提供:エヌエフ回路設計ブロックまた、スープの形状は直線的に変化するリニアスイープと対数的に変化するログスイープが用意されている。周波数スイープのリニア動作(左)とログ動作(右)の例スイープの方向はスイープ時間内に設定した初期値から最終値まで変化する片道スイープと往復スイープがある。片道スイープ(左)と往復スイープ(右)スイープ動作を1回だけ行って終了させる単発動作と、繰り返し行う連続動作が設定できる。単発動作をさせる場合はマニュアルもしくは外部からのトリガ信号がスタート信号となる。スイープ動作に合わせてスイープ同期信号とスイープXドライブ信号という2つの補助信号が出力され、スイープの開始および終了の時点が判るようになっている。スイープマーカを設定した場合はマーカ値に達した時が判るようになっている。スイープ機能を使った計測システムを作る場合は有効な機能である。変調機能ファンクションジェネレータは発生波形を変調する機能を持っている。エヌエフ回路設計ブロックのWF1973/WF1974では下記の変調機能を持っている。ファンクションジェネレータには変調機能を持つが、多くの製品では変調の性能仕様は規定されていない。このため通信機などの高周波特性の評価を行うには、変調仕様が細かく規定されている標準信号発生器を選ぶのが適切である。