波形を捕まえる条件を決めます。トリガ設定は、使いこなしの鍵です。“トリガ設定が自在にできる=オシロスコープを使える(ベテラン)”と言って良いです。波形が見えるようにするには、上記のA・B・C・D・を適切に設定する必要がありますが、難しいのでお助け機能(オートセットアップ)に手伝ってもらいます。測定準備(プローブの校正)プローブは、測定対象の信号を本体まで導く大切なパーツです。測定前には、プローブの校正を行います。本体に内蔵の校正用信号源で校正します。最近は、プローブ校正を自動化した機種もあります(例:DPO4054B)。測定器に内蔵のマイコンが、波形を観察して、測定条件を自動設定してくれます(まあまあのレベル)。(オートセットアップが効かない信号もあります。条件に追い込んでいきます。