PLUSシリーズに置き換えられました:生産は2016年4月30日に停止します。特定のご要望についてはその日付の前に私たちのセールスエンジニアに連絡してください。ノーティスドキュメントをダウンロードする。なった倍率で対象物を測定する、二つの別々のカメラをサポートしています。倍率の切り替えはご自分のソフトウェアを使って一方のカメラから他方へ切り替えるだけです。リングライトと組み合わせることができます。購入ノート実効Fナンバー:マクロで使用する際のレンズの実際のFナンバー。レンズの中の主光線の最大傾斜:ミリラジアンに変換される際、数ミリの対象物のどんな移動も最大の測定エラーを生みます一般的な値(平均生産)と最大値(保証されています)がリストされています。LED光源付きのテレセントリックライトこちらもご参照くださいTCシリーズTC16MシリーズTCBENCHシリーズTCDPの基本的な性能TCDPレンズは二つの別々のカメラを使って同時に画像化するための二つの異なったポートを搭載しています。xxx)で映し出します繊細なフォーカスと相調整フォーカスを合わせ2台のカメラを正しくセットすることは簡単です。最初に、レンズの作動距離に基準となるサンプルを配置します。最適なフォーカスが得られるまでレンズのCマウントから正しい数のスペーサーを加えるか除くかしてください。Cマウントの固定のネジ受けをゆるめてからカメラを回転させます。この正しいフェーズが見つかれば、カメラの位置が固定されるようネジを締めます。二つ目のポートにも同様の手順をふみます。最高の画像解像度を得るために正しい数のスペーサーを探し出します......そして画像の最高の角度調整が得られるまでカメラマウントを回転させます。