No.4(2001.04.01まで)訪問者からの声(現在)に戻る●訪問者の声(2000.10〜2001.04)No.200【輝度と光度についてご質問のKaさん(2001.03.30)】はじめまして、Kaといいます。現在、輝度計を使用して、LEDやLCD導光板の輝度を測定しようとしています。使用中の輝度計では測定結果が輝度(cd/m^2)で表示されます。定結果を光度に換算する場合、単純に面積を掛ければ算出できるものなのでしょうか?又その場合、面積は光源の投影面積で計算すれば良いのでしょうか?輝度計の測定角と測定距離lから概略l*tanθで測定面積を計算すれば良いのでしょうか?質問その2.「太陽」のところに下記のデータが書かれています。・・・以下に太陽のデータを示します。AnfoWorldご訪問ありがとうございます。輝度計から光度を換算するのは厳密には難しいと思います。理由は、輝度計は完全拡散面でしかも程度の輝度綿を持っていないと光度には換算しづらいからです。面積当たりの「光束」を測定し全球形の光束を積分して光源の光束を求めます。πで割れば光度が算出されます。輝度計は、放射光の垂直面だけの単位面積あたりの光度を求めるものです。測定する光源が完全拡散面から発している光源ですと輝度から光度の換算は求めやすくなりますがLED(発光ダイオード)のような指向性をもった光源ですと、輝度計から光度を換算するのはなかなか難しいと思います。π(立体角)で割れば光度が算出されます。Lとなるため輝度に球形の断面積をかければ光度が出てきます。射距離の関係から照度を求めることがあります。LEDのような小さな点光源ですと受光角の小さな輝度計で計るのはなにかと難しいと思います。射される光の全域にわたって照度を計測して光束の分布を計測し、光度を求める方法が簡単かもしれません。ご質問のように、輝度から単純計算で光度を求めるのは微小な点光源であるLEDは難しいと思います。出てくるのですか?太陽光の場合、放射状に発光する光源(完全拡散光源ではない)とみなせるので光度に太陽の表面積を掛け合わせて光度を求めます。r^2)以上ご参考までに。AnfoWorldご訪問ありがとうございます。何よりの励ましのお言葉、うれしく思います。私の方はバイオメカニクスに興味を持ちながらも、なかなか深く関わることができず残念に思っています。元計測が中心でしょうね。DLT手法はまだ健在なのでしょうか、それとも新しい手法が確立されてきているのでしょうかね。録して画像データと同期再生する簡易ソフトなども手がけています。このソフトはシドニーオリンピックの水泳競技に使われたとか言っていました。今後ともおもしろい話題がありましたらご提供下さいますようお願い申し上げます。今後とも末永くお付き合い下さい。--------------------------------------------------------No.198【CCDカメラについてご質問のK.N.さん(2001.03.15)】CCDカメラのCCD素子について御質問させてください。CCD素子の劣化ついて情報を教えてほしいのです。CCD素子は劣化するのでしょうか。どのように、劣化するのでしょうか。(素子全体が劣化するのでしょうか)経時変化による劣化特性グラフや参考文献など、ご存知だったら教えて下さい。