粉じん計の種類でお悩みの方へ。粉じん濃度等の測定方法には、1ろ過捕集方法、2相対濃度指示方法の2種類があります。一般的には測定作業場所において、1ろ過捕集方法と2相対濃度指示方法により併行測定をして「K値」を求めることになります。較正付で、光散乱方式でポンプ内蔵の相対濃度計です。推移(トレンドグラフ)を表示でき、ロギング機能により測定値を記録し、オプションのソフト付通信ケーブルでPCに取り込むことができます。(K値)を入力することにより、相対濃度(CPM)を簡単に質量濃度(mg/立米)に換算することができます。較正付で、小型・軽量ボディに、作業環境における浮遊粉じんの測定に必要な機能とユーティリティーを満載したモデルです。表示、時系列グラフ表示など多彩な機能を有しています。面倒な感度調整を自動で行います。キャリブレーションを実行するだけで自動で感度調整ができるので、測定前の準備が容易です。◎測定精度:±(指示値の10%+1)カウント(標準粒子に対して)◎吸引流量:1L/min◎K値入力:0.1~9.9◎使用温湿度範囲:5~40°C、0~95%rh(結露がないこと)定価(税込):お問合せ下さい商品コード:T3442その他の粉じん計はこちらをご参照下さい。お探しの方、まずは一度ご相談下さい。粉じん計の種類でお悩みの方も是非どうぞ。