電圧計Vの表示のうち、小数点以下4桁目の数値が変化している場合(例;4.3041V~4.3045V間で変動)は、へんかしていない小数点以下3桁目までを測定値として用いる。図の電圧計Vは約2.6086Vを表示する。図の状態からコネクタAを外した場合、電圧計Vは約4.5833Vを表示する。電圧計Vno表示が4.0000Vであったと仮定した場合、真の電圧は3.9985V~4.0015Vの範囲にある。]たっちん前回の続きです。◎内部抵抗による影響1電圧計は、電圧を指示または表示する構造上、必ず内部抵抗を持っている。回路に使用されている抵抗に対し、電圧計の内部抵抗が極めて大きい場合は、内部抵抗による影響はほとんどない。逆に、回路に使用されている抵抗に対し、電圧計の内部抵抗が小さいか、あるいは同程度の場合は、内部抵抗による影響が大きくなる。表にある直流電圧計の性能を有するサーキット・テスタを用いて、図の電圧Vを測定したときの記述として、不適切なものは次の1から4のうちどれか。電圧レンジは最も適切なレンジを使用したものとする。電圧計Vの表示のうち、小数点以下4桁目の数値が変化している場合(例;4.3041V~4.3045V間で変動)は、へんかしていない小数点以下3桁目までを測定値として用いる。たっちん前回の問題でも出た内容だ!変動数値の桁は切り捨てるから、この場合は4.304Vが測定値になる。図の電圧計Vは約2.6086Vを表示する。たっちん電圧計は、5Vレンジを使用するから、表より内部抵抗は11MΩとなる。電圧計を接続すると、1MΩと11MΩの並列回路が出来上がるから合成抵抗Rを求める。今回の問題の解答は「2」だ!今はテストでは無いので残り2問も解いてみよう図の状態からコネクタAを外した場合、電圧計Vは約4.5833Vを表示する。たっちんコネクタAを外すと、1MΩと11MΩの直列接続回路になる。もんで、電圧計Vは{11MΩ/(11MΩ+1MΩ)}×5V≒4.5833Vになる。電圧計Vno表示が4.0000Vであったと仮定した場合、真の電圧は3.9985V~4.0015Vの範囲にある。たっちんテスターレンジが5Vを使用しているので、表より確度「0.025+5」になる。readingで4V×0.025%=0.001Vでdigitで0.0005Vとなる。合計すると、0.001+0.0005=0.0015Vとなるので、真の電圧は3.9985~4.0015Vの範囲となる。よって「適切」になる。まとめたっちん前回の時は全くもって意味が分からなかったけれど、今回はすこーしですが答えの導き方が見えました。2級整備士でもそうでしたが何事も練習あるのみですw次回も引き続き「内部抵抗の影響」の問題練習ですが、出題方法が大分変わります。自動車整備と言えば「ラチェット」ですが、この「伸縮式首振りラチェット」は現場での仕事がかなり捗ります!!最近の整備車両は軽自動車がメインとなって、ボンネットのスペースがほぼ無い!そんな時にこの工具があったおかげで助かった事は数知れないです。仕事で使っていると工具は消耗品になります。値段も手ごろなので万が一破損しても再度購入しやすいのが魅力です。ブロガー×YouTube関連記事くるまフィアット500の車台番号位置ってわかりずらーーーい!本日も車検がわんさかありました。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。新しい投稿をメールで受け取るホームくるま自己紹介YouTuberメカニックたっちん整備士と主夫の二刀流です。ブロガー×YouTube.ホーム検索トップタイトルとURLをコピーしました。