私は、M大学生4年のS.H.です。安藤さんのホームページを基礎的なことを身に付けられる参考書としてしばしば拝見しております。無機)を中心に研究を進めております。その中で、PLスペクトル測定およびXPS(X線光電子分光法)スペクトルをデータとしてとっていますが、それぞれのスペクトル(強度‐エンルギー特性)の出し方は、PLは受光素子(フォトダイオード)XPSは光電子増倍管から電気信号(電圧)をパソコンにスペクトルとしてと読み込んでると思っておりました。フォトカウンティング法によって電子をパルス波としてカウントするといった方法を用いているという噂を耳にしました。検出の違いを教えて頂きたいと思います。(ロックインアンプ、積分器などを含めて)年末押し迫ってたいへんお忙しいと思いますがよろしくお願いします。AnfoWorldご訪問ありがとうございます。この方面はあまり立ち入ったことがないので妥当な見解を持ち合わせていません。PLスペクトルという言葉もXPSスペクトルとう言葉も私には馴染みがなくよくわかりません。量子力学の世界では、エネルギーが連続せず離散的に存在するためエネルギーを特定の塊(hν・エイチニュー)としてとらえることがあり、光エネルギーの場合これをフォトン(光子)として認識しています。したフォトンカウンティングは非常に微弱であり、フォトダイオードよりも感度の高い光電子増倍管で検出できるため、フォトマルチプライアー(光電子増倍管)を使ってこうしたフォトンカウンティングをしているようです。スペクトル分析は、光検出装置を分光器に取り付けて特定の波長を導き出して波長毎のエネルギー分析をするものと解釈しています。これ以上のことはよくわからないので別の文献を当たって見られることをお奨めします。以上宜しくお願いします。--------------------------------------------------------No.178【高解像力のカメラについて質問のM.M.さん(2000.12.27)】はじめまして。カメラに関しまして、検索しておりましたら、偶然よいHPを見つけてしまい、メールさせて頂きました。仕事上の悩みで恐縮ですが、宜しければ、教えて下さい。現在、測定用に高解像度のビデオカメラ(白黒でも構わない)を探しております。いいますのも、60m四方以上のフィールドの中で、直径40mmの球の動きを計測しようと考えておりまして、かなりの解像度がないと物体を捕らえることができないと思われます。AnfoWorldご訪問ありがとうございます。000画素程度のものが10万円程度で市販されています。2000画素、4000x4000画素のものが市販されています。違い価格も1桁以上高価となります。CCDカメラは、画素の大きなものほど1秒間に取り込む速度が遅くなります。2000画素程度のCCDカメラが必要です。8ピクセル分にしか相当しません。これらのカメラは電子シャッターが内蔵(100マイクロ秒以上可変)されていまして動きの早いものでも静止させて取ることができると思います。度のシャッタを切ればその間の球の動きは30mm程度になりますから、これはCCDカメラの画素の1画素抑えることができます。145Km/hのような速い動きは1秒間で40m進みますから、60mの視野では1.5秒で球が見えなくなります。x2000画素のCCDカメラを使い15コマ/秒のサンプリングをすると15枚分の記録ができるという計算になります。これらのCCDカメラはWindowsデスクトップコンピュータを使ってPCIボード規格のキャプチャーボードを挿入してコンピュータ操作で撮影を行います。2000画素の画像は1枚あたり4MBのメモリを必要とし、1秒間では60MBのRAMメモリを必要とします。長時間撮影をするには時間分のメモリをコンピュータ内に確保する必要があります。2000画素の画像をモニタ画面で見ることができまので(一般のモニタは1600x1200画素なので)、画像処理ソフト、せんビュワーで縮小した形でブラウズし、興味あるところを拡大したりローミングする手法をとります。4000画素のカメラは2秒に1コマ撮影するもので撮影速度は期待できません。長時間露光が許される被写体に使用されます。このカメラは上記のカメラよりまた1桁程度高価となります。独学ながら、色と光について勉強しております。「光と光の記録」とても参考になります。ある光源から出る光の色温度を測定したいのですが残念ながら色温度計がありません。AnfoWorldご訪問ありがとうございます。CCDカメラで色温度を求めるというのはあまり聞いたことがありません。従ってCCDカメラでも十分に計測できると思っています。源の色温度を測定できるのでCCDカメラのように濃度の履歴をとってそれを更正して使用するよりは数倍便利で簡便だと思われるからです。色温度の派生としての温度計測はCCDカメラを使って行っています。めんどくさいのですがそれだけの価値があるからです。分光器などを使って光を分光したエネルギー量を精密なCCDカメラで測定することも分光物理学ではさかんに行われいます。CCDカメラを用いてあえて色温度を求めるとすれば、標準光源を用意して3CCDカメラに入るRGBの強度を取り込み事前に補正チャートを構築しておけば可能だと思います。・CCDの複数の受光面(ピクセル)は製造して時点で濃度にバラツキがある・受光面(画素)は、使用する時間や環境によって感度が変わる・光の受光量に対する電荷の蓄える量がリニアである部分を利用することをしっかり認識して、光の量と電荷の量の相互関係を把握しておくことが大事だと思います。性を持っていると思います。光を使って温度を求める測定装置に光高温計というのがあります。光高温計は630nm近辺の単色のみのエネルギーを光センサーで受光し、被写体の放射率を加味しエネルギーをプランクの放射則に当てはめて温度を求めています。強度を求めれば温度計測が可能です。電荷がいつも正しく受光できかという安定性です。CCDが光エネルギー量に正確に比例して電荷を蓄えるためにはCCD面の温度を正確にコントロールする必要があります。CCDが蓄える電荷は絶えずCCD面の温度でふらついています。「標準光源」を用いて実際の温度とCCDが光エネルギーを受光する際の濃度との校正をとって計測を行う必要があります。画像計測では2色法といって、光エネルギーの赤色部分と青色部分の2つの波長の比強度を取ってより精密に温度計測を行っています。プラズマ温度計測では計測用のCCDカメラ(電子冷却をした12ビット階調、16ビット階調のCCDカメラ)を用いて温度計測を行っています。先駆)、確立した計測手法となっています。CCDカラーカメラで行う場合には3CCCDカメラを用いてRGB信号が取り出せるカメラが良いかと思います。NTSC規格のコンポジット信号では、細かい画像部位は輝度信号だけになり色信号はなくなってしまいます。板カラーCCDカメラは各画素のカラー信号は周辺の色情報を加味した値となるため精密な温度計測には注意が必要となります。--------------------------------------------------------No.176【CCDイメージセンサ開発に従事されているM社のM.K.さん(2000.12.22)】はじめまして。M社にてCCDイメージセンサの開発に従事しているM.K.と申します。同僚が、安藤様のHPを見つけ、「光と光の記録」のページを拝見しました。常に有益な情報を提供して下さっておりますので、若い技術者たちにも一読を勧めております。光についてのお話は、とてもためになりました。捗せず、安藤様のHPを訪問し改めて触発を受けました。何とか書きつづけられるよう頑張りたいと思います。これからも、内容の充実を楽しみにしております。準のG54という蛍光灯を直流点灯してCCDの特性評価をしていました。スパッタ現象で片方が黒化しやすいので、いつも極性を逆転して長持ちさせようとしていたことが懐かしく思い出されました。AnfoWorldご訪問ありがとうございます。間を見つけて週末や深夜に文献漁りながらホームページを更新しています。根が凝り性なタイプなんでしょうね。映像世界に入らなければまた別な形で凝り性の一面を出していたと思います。貴殿のホームページを訪問しましたら私と同年代のようでした。衰えていくのを感じています。お互い気力を振り絞って悔いのない人生を歩みたいものですね。今後ともご指導をお願い致します。