200sps/100sps/20spsの9ch同時サンプリング性能を持つ高精度データロガーです。ネットワーク機能を統合し、ハイエンドなオンライン観測ニーズにお応えいたします。24bitのサンプリング性能を持つアナログ入力を9チャネル装備。サンプリングデータを生成します。3チャネルごとにサンプリングレート・フィルタ種別・分解能を、入力レンジは各チャネルごとに設定できるため、柔軟な観測が可能となります。気象系データ収集にご利用いただけます。GPS時刻補正サンプリングデータはGPS衛星から取得された正確な時刻情報に同期しており、時刻情報と共にCFカードに記録されます。通常、正確な時刻を得るためには3衛星以上を補足する必要がありますが、位置固定モードを使用することにより1衛星補捉状態から時刻校正が可能です。取得したアルマナック情報、エフェメリス情報は本体電源off時にも保持されます。Trapを送信する機能を持ちます。プラットフォームを問いません。大画面で波形表示をさらに見やすく大画面有機ELディスプレイを搭載。大きな表示画面により、波形表示が格段に見やすくなりました。表示チャネルの選択、表示スケールの変更が可能なので、詳細に波形を確認していただけます。対応可能な、入力レンジ±15Vのタイプをラインナップにご用意しました。開発された多チャンネル地震波形データ処理システム「WINシステム」で使用されるデータ形式です。WIN形式を拡張し、開発したデータ形式です。CFカード、GPSアンテナ、同軸避雷器、ケーブル各種ラインナップHKS-9300-05±5V入力タイプHKS-9300-15±15V入力タイプ関連商品HKS-9300専用オプション等につきましては、こちらのページをご参照ください。Corporation。