電界強度の測定ある場所における電波の強さは電界強度又は磁界強度で表せる。電界強度は1m離れた2点間の電波の強さの差で表せるので単位が(V/m)となる。電界強度E(V/m)の空間にアンテナ係数AFのアンテナを置くときアンテナに誘起する電圧Vとの間にはの関係がある。(5・59)として求められる。図5・33にアンテナ係数による電界強度測定系を示す。電波が大地や壁などから反射して直接波に混入すると誤差を生ずる。電磁両立性EMCにおいてある機器から放射される不要電波の強さの測定は大地反射波の影響を考慮したアンテナ係数を用いて放射電界の強さを測定する。出力計を組み合せた構成により長波、中波及び短波帯の電界強度を測定する機器である。図5・34に電界強度測定器の構成図を示す。E(dB)の電波を実効高Hのアンテナで受信するようにスイッチを(1)にする。受信機の利得G(dB)を調節して出力P(dB)が規定値となるようにする。スイッチを(2)に切り替えて比較信号発生器から電界と同じ周波数を発生する。(5・61)として測定できる。電界強度(dB)は1μVを基準とした(dBμ)で表示される。ループアンテナの実効高H(dB)はである。ここでAはループアンテナの面積、Nはループアンテナの巻数、πは円周率、λは波長を表す。御願いしますこの成果物はお役に立ちましたか?とても役に立ったまあまあ普通いまいち全く役に立たなかったこの成果物をどのような目的でご覧になりましたか?レポート等の作成の参考資料として研究の一助として関係者として参照した興味があったので間違って辿り着いただけご意見・ご感想ここで入力されたご質問・資料請求には、ご回答できません。