1セットのセル条件下で起きる、多原子イオンの信号の急激な低下に注目してください。種でも、信号が直ちに急降下していることに注目してください。カウント数は、コリジョンによる集束効果の影響を受けて、干渉が減衰するのと同時にわずかに増加します。セル内のガスが急速に排気され、信号が直ちに元に戻ります。イオンレンズ部と四重極質量フィルタの間に配置されています。サンプルからのイオンは、セル内に入るとガスとの相互作用により、下記のプロセスにより、干渉が低減されます。多原子干渉イオンの結合エネルギーが、He原子との衝突エネルギーよりも小さい場合に起こります。いった、結合エネルギーの低い多原子イオンの場合です。セルガスと衝突する頻度が高まり、サイズが小さい測定対象イオンよりも運動エネルギーの損失が大きくなります。このため、セルの出口と四重極の間に数ボルトのポテンシャル障壁をおくことにより、干渉イオンが四重極に入ることを防ぐことができます。シールドトーチシステムと組み合わせると特に有効です。効率よく動作させることが可能となります。電子が中性の水素から干渉イオンに移動することにより、帯電した水素イオンと中性の干渉イオンが発生します。これらは、質量アナライザに収束されないため、質量スペクトルから消滅します。プロトンが干渉イオンから出入りすることで、測定対象イオンの質量が変動します。(詳細は次項を参照してください)。他の種によるバックグラウンドの除去にも効果的です。