無料レンタルキベベワールド「メガネの一心堂」の店長が、タメになること・ならないことをつづりますテストレンズ昔にネタにしたと思いますが。これは、当店のテストレンズ(お試し用フレームに装着する)のうち、遠視矯正に使われる凸レンズです。眼鏡レンズの度数は0.25D刻みで増減するのが標準ですが、5.757→6.00→6.50と、6.00Dを超えると0.50D刻み、10.00Dを越えると1.00D刻み、と粗くなっています。そのため、+7.25Dという度数を再現したければ、+7.00に+0.25を重ねたり、+11.75Dであれば+12.00と-0.25を重ねたりといった具合に、複数のレンズを重ねることになります。これはできれば避けたいところです。テストフレームが重くなりますし、度数の精度としても若干甘くなるリスクがあります。凸レンズに関しては、当店では+6.00Dを越えることは頻繁にあるわけではないので、やむを得ないかなと思うところもあるのですが、近視矯正用の-レンズは、そうもいきません。初期セットでは、凸レンズと同じ度数パターンなのですが、-6.00Dを越えるかたは普通に来られますし、-10.00Dくらいは「まだ、弱いほうですよ」とお話しする感じですから、0.25D刻みでレンズは揃えておきたいものの、ものがりません。レンズを注文して自力で揃えることになります。ここで問題になるのが、レンズの誤差です。眼鏡レンズには、JIS規格で認められた精度上の誤差があり、-10.25Dで頼んだものが-10.35Dで仕上がっても許容されます。気持ちのいいものではありません。テストレンズは、ほとんど誤差がありませんので、同じレベルで仕上げてほしいのですが、そうもいきません。度数が強くなるほど、誤差ゼロで仕上がってくるのは期待ができません。そこを踏まえて、なるべく誤差の少なく仕上がってきたもので、作ってはいますが。そんなこともあり、-10.00Dから-16.00Dの間は0.50D刻みにしています。-14.25で頼んだものが-14.30、-14.50で頼んだものが-14.40で仕上がってきたら、両者の差は0.10Dしかありませんし。多少高くなってもよいので、隙間の度数をテストレンズ化してくれるといいなと思うのですが、現実は厳しいようです。