高感度な多元素分析を高いサンプルスループットで実現する元素分析装置です。濃度レベルで測定できます。実行でき、質量分析であるため同位体比測定も可能です。構成イオン源としてのプラズマ一般に、液体サンプルはペリスタルティックポンプでネブライザに導入され、そこでエアロゾル化します。ダブルパス型のスプレーチャンバの採用により、安定したエアロゾルがプラズマに導入されます。コイルの中心に位置します。原子同士の衝突を発生させ、高エネルギーのアルゴンプラズマを生成します。内で瞬時に分解し、測定対象元素は原子化、そしてイオン化されます。維持された質量分析部に送られます。この真空状態は、差動排気により維持され、測定対象のイオンはサンプリングコーンとスキマーコーンと呼ばれる一対のオリフィスを通って導かれます。コリジョンセルプラズマとサンプルマトリックスに起因する干渉を除去しています。詳細はこちら四重極質量アナライザ次に、測定元素イオンは、イオンレンズシステムにより四重極質量アナライザに収束され、質量電荷比に基づいて分離されます。電圧を組み合わせて印加することに由来しています。この電圧の組み合わせにより、四重極質量アナライザは、特定の質量電荷比を持つイオンのみを透過させることができます。最後に、イオンは二次電子増倍管で測定され、質量数ごとの信号となります。質量スペクトル得られる質量スペクトルは、きわめてシンプルなものです。現れ、その信号強度は、サンプル溶液内の当該同位体の濃度に比例します。オーダーまでの濃度のさまざまな元素を一度に測定できます。関連した用語を以下に列記しました。引用し、必要に応じて弊社にて補足説明を追記しております。マススペクトルともいう。縦軸に信号強度を表した二次元表示。元素の質量数にそのまま対応する。質量数は原子もしくはイオン中の陽子と中性子の数の合計。ように元素記号の前につけられた上付き数字で示される。