DUV-2(アルミ集光レンズ)を結合したものです。・O-ring締め付け結合により、LED交換時に位置ずれが全くなく、発光量の再現性が達成されました。・ドライバーには、1,2,,μsecのパルス発信器が内蔵されており、パルス発振、DC出力が可能です。ドライバーにある可変ボリュームで出力が可変にできると共に、外部からのPC制御が可能です。外部からTTL入力でパルス発振が可能です。パルス出力に伴ってTTL出力がSMAコネクタから得られます。・光出力は、一定出力の場合の値です。パルス発光の場合は、ピーク出力はこれより大きい値が可能です。・LEDの出力測定用のホトダイオードが、付属しています。・(1)は、LEDがglasslensで蛍光分析用です。・(*)は、レンズDL-22の直後の値です。各種集光レンズもございます。