KADEC21-U-Cノースワン平均電圧値記録光センサーに最適。高精度気圧センサーを用いた、メモリーカード付き気圧ロガーです。長期間の連続記録ができます。山岳地域などでも大気圧測定ができます。レンタル期間は5日間からとなっております。初回のお客様は、取引先登録が必要です。安定性の高いレゾナントシリコン素子(RPT素子)を使用しています。クラス100クリーンルームで製造される多層構造のRPTは1つのシリコンから作られたレゾネータ(発信子)と受圧ダイアフラムにより構成されています。測定範囲は、標準で600から1,100hPa(絶対圧)ですから、山岳地域などでも大気圧測定ができます。耐環境性も−40〜+60°Cと広範囲です。周波数出力があります。優れた動作温度範囲KADEC21シリーズは、−25〜+80°Cまで温度環境に対応。計測フィールドを選びません。OSによる徹底した低消費動作化をはかり、内蔵電池のみで約300日間以上の連続測定を実現。記録KADEC21-UPは、常に変化するセンサからの出力電圧のピーク電圧も補足できるように、アナログ積算回路を搭載して、インターバル間の平均電圧を記録します。日射センサーや放射収支センサーなどの光関連のセンサーに最適な記録計です。放射収支センサーなどのセンサーは出力がマイナス〜プラスまで変化します。KADEC21-UPの入力は、マイナス〜プラスまでの両極性の信号に対応します。直感的に操作できるUP/DOWN/ENTERの3ボタンだけで簡単メニュー操作。REC/STOPスイッチを操作するだけで記録開始/停止ができます。CFカードにデータ転送(CFカードタイプ)CFカードにデータ転送をでき、設置現場で簡単にデータ回収できます。CFカードをメモリー媒体として使用することができ長期記録によるメモリー不足の心配がありません。※1:測定インターバルにより変動します。除く)へは、翌日中にはお届けできます。その他の地域へのお届け日は翌々日にお届けできます。※初回のお客様は、取引先登録が必要です。欠品・不良についてレンタル機器到着後は必ず検品をお願いします。万が一欠品や不良がございましたら、すみやかにご連絡ください。INGレンタコムGSLを通じて自然エネルギーの普及を応援しています。