モジュール卓上電子源LED駆動ドライバーが共通で、LEDのみ交換しますので、安価に多波長が得られますペルチェ冷却で900nmまでの赤外線の1ホトンの発光、分光ができますペルチェ冷却で900nmまでの赤外線の1ホトン計測が可能です。アンプ、電源もあります。光源Fiber光源ナノパルスFiber光源LED光源ナノパルスLED光源ファイバー出力発光ナノパルス、ファイバー発光LED発光-高出力パルス発光(数100mWクラス)ナノパルス発光LED交換時の位置ずれ無し(O-ring締めつけ構造採用)内部パルス回路内蔵(1MHz)PC/TTLpulseコントロールSMAファイバー結合LED交換可能Fiber・LED出力交換可能ファイバー出力・パルス回路付LED光源です。O-ring締め付け結合により、LED交換時に位置ずれが全くなく、発光量の再現性が達成されました。全体は、LEDドライバー回路、紫外から赤外の波長のLED、出力部は、ファイバー型か直接型を交換で使用できます。ナノパルス用LEDドライバー回路もございます。外部からPCにより制御でき、また、ボリュームにより直接制御可能です。外部からTTL入力により発光でき、TTL出力によりストロボ発光を見ることも可能です。従来、LED光源ごとにLEDドライバー回路が必要だったり、ファイバー出力や直接LED発光ごとに回路が必要だったのが、1つドライバー回路だけになりました。従来、パルス発光させる場合は、外部からTTLパルスを入れる必要がありましたが、内部にパルス回路(最大1MHz)を入れることで簡単にパルス発光が可能です。・コンピュータから連続発光やパルス発光の制御が可能です。とも、1,2,3,,,μsecごとに設定可能です。・外部パルスを入力することで、立ち上がり100nsecオーダ、最小パルス幅約100nsecが得られます(Pulseで0.3〜3Amp。LEDに依存しますので、お問い合わせください)・コンピュータは、Windows7,8.1,10に対応しております。レンズ使用により、20cmの位置で20mmの領域を照射可能です。LEDドライバーの底面にある支持板(オプション)を付けることで、支持棒によりいろいろな角度から照射可能です。量子の極限計測をお手伝いします。