カセット過酸化水素の供給は専用のカセットを交換するだけなので簡単。カセットの両面には、過酸化水素の漏出を検知するケミカルインディケーターが貼付され、カセットの取扱い者を守ります。細い内腔のある器材の確実な滅菌には、過酸化水素を内腔に直接送り込むためのステラッド®ブースターを取り付ける必要があります。NXTMはブースター不要です。)ブースターの取り付け方法ブースターと滅菌する器材の外径サイズに合うアダプターを準備します。アダプターは、器材に取り付けた状態で振っても外れないサイズ(緑:1mm、青:3mm、白:5mm)のものを選んで下さい。ブースターとアダプターに隙間がないようにぴったりと取り付けます。器材をアダプターの穴に取り付けます。赤いストッパーを矢印の方向に抜き取ります。ブースターの赤丸印と矢印が合うまで右回しでねじ込みます。ねじは固いですが、確実に回して下さい。※器材は両端がオープンのものに限ります。※ブースターは有効期限内のものをお使い下さい。※ストッパーを抜き取ってから24時間以内に使用して下さい。ブースターステラッド®で滅菌できる医療器材についてご確認いただけます。ステラッド®器材適合性検索へステラッド®適合性試験をご希望の、医療機器メーカー様へのお知らせです。過酸化水素は滅菌終了時に水と酸素に分解され、人にも環境にもやさしい滅菌法です。最短28分(ステラッド®NXTM)の短時間滅菌を実現しました。低温滅菌により、医療器材の劣化を抑制。大型タイプから小型タイプまで、ご施設のニーズに応える幅広いラインナップをとり揃えています。ステラッド®対応バリデーション済みのトレー、マットとホルダー。ステラッド®でのバリデーションに基づく包装材。過酸化水素に触れると赤から黄色に変化する化学的インディケーター(CI)と、判定結果が培養後24時間で可能な生物学的インディケーター(BI)。国際標準規格に則った基本性能をもつヒートシーラー。消耗品をコンパクトに保管できるシーラーワークステーション。接続するだけで機器どうしが認識し合い、情報を共有。機器の容易な接続により滅菌コンプライアンスを強化し、最適の滅菌プロセスを提供。お客様トレーニングステラッド®滅菌器ご購入のお客様を対象に、『ステラッド®トレーニング』を開催いたしております。医療現場における滅菌保証のガイドライン2015※ご注意:リンク先のプライバシーポリシーを確認ください。製品パンフレット、教育資料やセミナー講演集録をご請求いただけます。日々の感染管理活動にお役に立てる情報をご提供しています。洗浄・消毒マルチソサエティガイドライン」について他施設の感染管理活動CJD対策は2006年から実施。