北日本メディカルの松屋です。今日は旭川市内のH邸で保守点検です。設置してから3年目の機械です。上から乗りこむ時に踵が足受け台の縁に当たるという話を聞いて早速対策に取り掛かりました。足受け台を開くと少し開度があまく浮き上がる事からワイヤーを調整して開き切る状態にしました。上階での停止位置を少し下方向に微調整。対策済みの状態で乗って頂くと大変乗りやすいと喜んで頂きました。今日の点検、異常なしでした。ことならお任せください。お問い合わせはお気軽に。北海道・東北の物件を担当しております。リフト・入浴リフトの販売・施工・メンテナンスなら北日本メディカルにお任せください。