自動レベル高性能の丸頭三脚自動レベルです。精度:1.5mm/1km。望遠鏡部と自動補正装置部にはチッソガスが封入されており、完全な防水構造となっています。したがって、雨中やトンネル内や鉱山の坑内等でも問題なく使用できます。望遠鏡内で結露することは一切ありません。関係なく如何なる気象条件の下でもご使用いただけます。長寿命で高性能な機械です。自動補正装置の設定精度は±0.5′′です。高性能な振動減少装置によって強風下や交通量の多い現場に於いても安定した精度を保証します。自動補正装置は非常に頑丈にできています。ニッケルスチール製バンドが軸を構成しており、緩衝器がすべての振動や衝撃を吸収します。自動補正装置の制御レバーを装着していますので、瞬時に自動補正装置が正しく作動しているか否かを現場でチェックできます。●強力な望遠鏡NA28は傑出した光学系を所有しています。大きく、明るく、シャープで、素晴らしいコントラストの像を作り出します。二段式の合焦つまみで素早く適確な合焦を行えます。素早く精密に苦労なく視準できます。●高性能の自動レベルです。●精度:1.5mm/1km往復。●ガス封入のため、完全防水です。●雨中での測量に素晴らしい威力を発揮します。●28倍という高倍率、大きな有効径、広い視野の望遠鏡です。●大きく、明るく、素晴らしいコントラストの像を作ります。●あらゆる条件下で簡単に標尺の読み取りができます。●二段式の合焦つまみにより素早く正確に、合焦できます。●最短合焦距離は0.7mです。●高性能な振動減少装置内蔵の高精度な自動補正装置を装着しています。●操作性が非常に優れています。ペンタプリズムを装着しており、整準が容易に行えます。●自動補正装置の制御レバーを装着しています。●粗動、微動の切り換えを必要とせず粗動、微動を自由に行える微動ツマミを左・右両側に装着していますので、操作が非常に簡単に迅速に行えます。●整準ネジは素晴らしく滑らかに回転します。●距離測定用のスタジア線を装着しています。●分度盤を装着しています。