201685金属コーティング処理を施したハイブリッド焦電センサ。出力測定QS2-ILフィルタをクリア開口部この設定に適合する製品はありません。冷却および/または吸収材の値を変更してください。CADファイル(PDF)9113英語ダウンロードアクセサリPEL-#ペリカン持ち運びケース。各種サイズを取り揃えています。ご注文は当社までお問い合わせください。スタンドは含まれていません(推奨モデル#200428)。THzウィンドウテクニカルノート英語ダウンロードQS-I-TEST付電流モード増幅器補償テクニカルノート英語ダウンロード高感度焦電式ディテクタの取り扱い方法テクニカルノート英語ダウンロードQS-ILとUM-I-BNCディテクタで性能を最適化テクニカルノート英語ダウンロードQSディテクタ・ピン配列及び説明テクニカルノート英語ダウンロードQS-I-TEST仕様テクニカルノート英語ダウンロードQS-IFとQS-ILで熱飽和テクニカルノート英語ダウンロードダウンロードこの製品向けのダウンロード用資料はありません。技術詳細はお問い合わせください。焦電熱ディテクタ当社の焦熱ディテクタ製品は差動式のサーマルディテクタで、照射源にさらされると温度変化率に正比例する出力電流を生成します。AC電流、コンデンサ、抵抗器とするのがより適切な表現でしょう。p(T)·A·dT/dt」の方程式に基づいています。焦電クリスタルの温度変化率を示します。分光感度、高感度(D*)、高速応答(50Ωまで1ナノ秒以下)などの利点があります。QS-LおよびQS-H分離焦電ディテクタ当社の受動型分離焦電ディテクタは直径1mmから9mmまでの範囲で、高感度または高平均出力の2つの構成で提供されています。当社独自の金属コーティング(MT)で覆われた検出素子を搭載するこれら焦電ディテクタは、TO-5またはTO-8の小型パッケージに封止されています。左の図は、QS-LおよびQS-Hにおけるピン配列を示したものです。当社独自のオーガニックブラックコーティング(BL)が光吸収を高め、分光感度の均一化を促します。TOパッケージに付属可能な永久型赤外線ウインドウも数多く取り揃えております。分離焦電ディテクタは、パルスレーザー用途に最適なソリューションです。ハイブリッド焦電ディテクタ当社の焦電ディテクタは高インピーダンス(>1013Ω)センサーで、最高感度(高D*)に達するためにはインピーダンス変換回路内で使用する必要があります。当社のQS-VLシリーズ製品は、ソースフォロア回路に低雑音レベルの電界効果トランジスタ(FET)と結合した焦電素子が含まれており、TO-5またはTO-8の小型パッケージに封止されています。左の図は、このシリーズに対応する回路およびピン配列を示したものです。直径1mmから9mmのサイズでもご利用いただけます。機器での使用に最適です。MHz)を提供します。この構成では、ディテクタの検出素子が低雑音レベル演算増幅器と組み合わされています。QS-ILモデルは低-中周波、QS-IFモデルは中-高周波で優れた性能を発揮するよう設計されており、非常に使いやすいのが特徴です。帯域幅を調整するには、演算増幅器に10Vから15Vの電源を供給し、必要に応じて外付け抵抗器を付属するだけ。nJからmJ、nWからWまで、パルス光源、変調光源、チョッパー処理光源の測定が可能になります。当シリーズは、様々な広帯域分析機器やレーザー測定装置にも完璧に対応します。当社のQS-VL/QS-ILハイブリッドディテクタは、低周波数で最大の電圧出力を得られる設計で、100GΩから300GΩまでの負荷抵抗器と帰還抵抗器が含まれています。“外部抵抗器”を付加して出力を下げ、帯域幅を増やすことが可能な8ピンTOパッケージに封止されています。ディテクタ(当社独自のMTコーティング)の典型的な接続例を示したものです。QS-IFシリーズは、高帯域幅での使用を目的とした設計で、100MΩの帰還抵抗器を搭載しています。検出回路設計に関する技術的アシスタンスについては、以下までお問い合わせください:info@gentec-eo.com。当社のQS-ILハイブリッドディテクタを使用してCW電源あるいは高反復率電源(準CW)の電力(単位:ワット)を測定する場合、オプティカルチョッパーを使う必要があります。左のグラフは、当社のQS-I-TESTテストボックスで使用した場合のQS5-ILの典型的な電圧出力を示したものです。ここで、電圧出力がほぼ「矩形波」で、立ち上がり時間と立ち下がり時間が回路のRC時定数によって決まることにご注意ください。光強度はピーク電圧から基線電圧を差し引いた結果に正比例しています。当社によるこれらの機器の校正作業はこのモードで行われます。左のグラフは、当社の積算ジュールメーター設定のQS-I-TESTで使用した場合のQS9-ILの典型的な出力を示したものです。積分回路用に選択されたRC時定数によって急速にピークに達し、その後ゆっくりと低下しているのがわかります。この構成では、パルスの絶対エネルギー、反復率、およびパルス間安定性を測定することが可能です。当社の焦電熱ディテクタは、光導電型ディテクタや光起電型ディテクタとは異なり、電磁スペクトルのほんの一部に限定されるわけではありません。テラヘルツ波)の測定が可能です。当社独自のコーティングまたは焦電結晶によって吸収された照射光はすべて測定可能な信号になります。左の2つのグラフは、MTコーティングおよびBLコーティングを施したディテクタの相対分光感度を示したものです。NISTトレーサブル校正により立証されたこれら吸収曲線の一部分は0.25μmから15μmまでに及んでいます。現在、15μmを超える測定についてトレーサビリティが確保される光学測定基準はありません。ある質問シリーズ必要な互換性のある製品PEL-#ペリカン持ち運びケース。各種サイズを取り揃えています。ご注文は当社までお問い合わせください。スタンドは含まれていません(推奨モデル#200428)。