本計器は、従来の転倒ます型雨量計(感部)に時雨量演算部を内蔵し一体型として、感部により計測する0.5mm毎の雨量パルス信号を1時間サンプリング・積算してリセットされる直前の値(時雨量)を次にサンプリング間ホールドし、以後反復します。ホールドされた時雨量値は相当する階段状のアナログ信号として変換出力します。演算部の制御回路により任意の警戒値を設定し、設定値を超えると各種誤用との接点信号が得られます。●アナログ出力信号は、0~50mm/4~20mAの階段状アナログ信号(0.5mm相当毎ステップ)を出力します。●パルス信号(0.5mm/1Pulse)も従来同様に出力しますので、別途カウンタなどを接続しアナログ信号と同時に測定可能です。男性のデリケートな夜の悩みに。マカ+高麗人参+亜鉛・クロム・セレン。