用いたサンプルを分析コンピューターと分光計を入れます。計測器のパラメーターを設定します。(パラメーターと手順によって異なります使用測定器のブランド。ソフトウェアを開く新しいワークシートを開きます。鉛の分析を行うをクリックします。タイプ/モードのパラメーターを次に設定します。=次のように測定パラメーターを設定します。1.0次に光パラメーターを設定します。オフ次に少しずつパラメーターを設定します。タブで標準のリストは自動的に特定のテストの設定します。鉛標準は使用、楽器によって自動的に希釈します。新しい較正曲線には、新しいサンプルのセットを実行するたびが生成されます。メソッドの編集メニューを終了し、入力サンプル名とサンプル数について「ラベル」タブをクリックしますします。「分析」タブを使用して、分析するサンプルを強調する「選択」ボタンを使用します。計測器の火を付けるボタンを押して炎をオンします。空白を吸引し、"Alt"と「読む」キーを同時に押すことによって楽器をゼロします。空のソリューションのポンプ用チューブを置き、プレス「スタート」。ポンプ用チューブを配置し、「読む」キーを押します。すべてのサンプルの続きを。計測器の赤い電源ボタンを押すことで計測器の電源を切ります。すべてのガスのタンクを切り、すべてのサンプルを削除します。ペンキおよび産業汚染と共に、ガソリンの広範な使用は、健康上の問題につながることができる都市土壌の鉛のレベルが上昇を引き起こしています。部品に至るまでいます。大幅に大きく、鉛のレベル。鉛は生物分解しない代わりに土に残っていると、これらの上昇鉛のレベルが心配です.深刻な健康上のリスクは、特に汚染土壌、汚染と接触して来た子どもを成長食品中の鉛中毒に関連付けられます。元素分析技術を使用して決定できます。このビデオは、土壌採取の原則と原子吸光法による土壌中の鉛の汚染の分析を紹介します。このため、中空陰極ランプを使用して、特定の波長の光を放出します。ランプは、関心とアノードの要素を含むホロー陰極で構成されています。目的の要素が高電圧でイオン化され、その物質に固有の波長の光を出力します。サンプルは、集中している酸で消化された以前とを炎アトマイザーを経由して、気体の計測器を導入します。目的の要素の原子は、中空陰極ランプから放射された光を吸収します。吸収されるエネルギーは、対象要素をより高いエネルギー状態の電子を励起します。光の量が吸収されるサンプルの要素の集中に比例しています。要素の既知濃度のサンプルから作成された標準的なカーブは、サンプル内の要素の未知濃度を決定するために使用されます。異なる要素の定量的な情報を提供します。億単位の部品をすることができます低濃度が測定範囲ごとの部分のいくつかの要素の決定百万、最も一般的な金属用。この手法は、多くの利点の土壌中の鉛分析にその形式に関係なく、鉛の濃度を測定します。今では鉛の分析の基礎が説明されている技術は実験室で実証されます。菜園などの栽培の土壌からサンプルを収集するには、土壌オーガーを使用します。サンプルを収集し、研究室に戻ってそれをもたらします。