:日立ハイテクこのウェブサイトでは、JavaScriptの機能を有効に設定していただくことで、最適なコンテンツをご覧いただけます。V電源で動作し、初心者の方でも簡単に操作できる走査電子顕微鏡です。試料を前処理なしで光学顕微鏡を超える最大60,000倍という高倍率ですばやく観察や元素の分析ができます。国内・海外でさまざまな分野の方にご利用いただいており、累計受注台数は3,900台(2017年12月末時点)を超えました。Miniscope®を用いることで、光学顕微鏡を用いた従来の解析フローと比較して、迅速性、簡便性が格段に向上します。結果、解析業務が大幅に改善し、生産性の向上も期待できます。方でも簡単に操作できるユーザーインターフェースです。コンパクトデジタルカメラをモチーフとしてデザインしています。マウスドラッグで直観的な操作が可能で、オートスタート、オート輝度、オートフォーカスなどのオート機能で簡単に撮影できます。観察の手順はいたって簡単。オートスタート機能により、「スタート」ボタンをクリックするだけで「明るさ・コントラスト」と「フォーカス」を自動で調整し、観察しやすい倍率(100倍)で画像を表示します。絶縁物試料でも前処理なしでそのまま観察可能です。走査電子顕微鏡(SEM)では絶縁物試料を観察する場合、電子が試料表面に蓄積され帯電が発生するため、正常な観察ができなくなります。その場合、金属コーティングなどを施して観察しますが、手間と時間がかかるだけでなく、試料表面が金属に覆われてしまうため、観察後にEDX分析などほかの評価がしにくくなります。Miniscope®では、絶縁物試料も金属コーティングせずに、そのまま観察できる低真空観察法を採用しています。低真空にし、ガス分子の数を増やすと、電子ビームが試料室内のガス分子と衝突しやすくなります。この衝突の際、ガス分子(G)がイオン化され、+イオン(+)と電子(e)が生成されます。このイオン(+)が試料表面に蓄積した電子(-)と結合して中和し、帯電を軽減することができます。低真空観察でも、シャープで高画質Miniscope®では上位機種にも採用している高感度検出器を搭載しており、低真空雰囲気下で高画質な画像を撮影することができます。試料:ファンデーション(導電処理なし)反射電子検出器は、高感度4分割半導体検出器を使用しています。4分割検出器をコントロールすることにより、影付き像、凹凸像も観察できます。目的に応じた多彩な画像で研究や解析をサポートします。使用しており、低真空雰囲気で像質の高い画像を撮影することができます。導電性のない試料も前処理(金属コーティング)なしで二次電子像の観察が可能で、試料表面の微細形状の観察が迅速に行えます。表面形状)TM3030Plusでは同一視野の二次電子像と反射電子像を合成して表示できるため、試料表面の微細形状と組成情報を同時に観察でき、より多くの情報を得ることができます。ボタンをワンクリックするだけで表示できます。mm2の大口径SDD(シリコンドリフト検出器)を搭載し、効率よく迅速に定性分析、元素マッピングが行えます。金属コーティングなどの前処理を省き、貴重な試料もダメージを抑えながら、観察から分析までシームレスに行えます。