蛍光観察用LED照明装置について2蛍光観察用LED照明装置について2蛍光顕微鏡の光源には水銀ランプが使われており1本のランプで各種励起光を強い照度で発光するので便利ですが、高温になる、一旦点灯すると15分程度は消灯できず、十分冷えてからでないと再点灯できない。寿命が短いなど不便な点も多いです。でき(タイムラプスに対応予定)、長寿命化する。照度をコントロールすることで標本の劣化を抑えることができれば蛍光観察が容易になります。ありますが非常に高価です。対象とした水銀ランプ用電源オリンパスとニコンに対応します。水銀ランプのランプハウスはそのまま使用します。対応するランプはUSH−102D、USH−103D、HBO−100W、です。全長90mm、プラス端子径9mm、マイナス端子径7.5mmです。BV、B、G励起セット1本でBV、B、G励起に使えます。BV、B、G励起、及びV励起(405nm)セット2本でV、BV、B、G励起に使えます。V励起とBV、B、G励起は交換して使います。BV、B、G励起、及びV励起(405nm)UV励起(365nm)セット3本でUV、V、BV、B、G励起に使えます。UV励起とV励起とBV、B、G励起はそれぞれ交換して使います。フィンの向きが違います。確認済みのランプハウス。水銀ランプをLEDに置き換えますのでランプハウスはそのまま使えます。オリンパス用ニコン用ランプの取り付け手順について下記リンクで説明します。ランプ取付け手順ニコンとオリンパス用のコントローラーです。オリンパス用ランプハウスから出ているケーブルとコネクタはそのまま使用します。ニコン用は4Pソケットタイプもあります。上の画像ととは違う機種ですが、UVとV励起画像です。適切な心出しをしますと大変明るいです。特注で外部からのON、OFFコントロールが可能です。3W税抜き価格BV、B、G励起基本セット1本でBV、B、G励起に使えます。16,700円(税抜き)BV、B、G励起、及びV励起(405nm)セットもしくはBV、B、G励起、及びUV励起(365nm)セット2本でV、BV、B、G励起又はUV、BV、B、G励起に使えます。40,200円(税抜き)ーーー>37,000円(税抜き)セット値引き価格BV、B、G励起、及びV励起(405nm)UV励起(365nm)フルセット3本でUV、V、BV、B、G励起に使えます。63,700円(税抜き)ーーー>59,800円(税抜き)セット値引き価格ニコン用も同じ価格体系です。6,900円(税抜き)受注生産となります。2〜3週間かかります。新しく50Wタイプサイズを用意しました。BV、B、G励起、UV励起用です。その他、サイズは小型ですが100W用と同じLEDです。下がプラス、上がマイナスです。放熱器を含めてベース金具はマイナスです。放熱器のピンもマイナスですのでプラス電極に接触しないようお願いします。写真ではピンが電極に当たるように見えますが前後に距離があります。回転すると接触します。UV励起用コントローラは同じものです。コネクターも専用の物です。問い合わせご面倒ですがアドレスの@後の”xxx”をカットしてください又、件名がinputとなっていますが訂正ください。戻るホームへこのサイトはリンクフリーです。内容や写真、図表の無断使用はご遠慮ください。