パンと参照パンと内容の熱容量の違いによるオフセットを避けるために重要なステップです。ガス雰囲気下での安定した加熱速度が一般的に使用されます。温度の範囲は、サンプルと関心の温度範囲に従って決定されます。標準試料測定システムの精度を確保するため炉冷却した後は、測定の単位を開きます。パンとして指定されている空のるつぼを削除します。測定する温度範囲によって標準を選択します。合成サファイアを細かく研磨ディスクは、比熱容量および変換エンタルピー標準として使用されます。サファイアは温度の広い範囲にわたって安定して、その熱容量は温度の広い範囲にわたって正確に決定されています。ピンセットを使用してサンプルのるつぼに標準試料を慎重に挿入します。炉を移動すると、位置を測定します。補正測定と標準的な測定を結合する手順に従います。(温度プログラム基準温度プログラムと同じになります)測定を開始します。初期条件と温度のしきい値を設定します。パージのガスを許可します。同じでなければなりません。同じ感度・温度校正ファイルの標準試料を測定する開始プログラムを使用してください。サンプル測定サンプル表面を磨きます。鍋の底に直面してフラットなサンプル表面を配置します。パンと良好な熱接触を取得するサンプルを細かく磨きます。サンプルを正確に質量測定します。炉冷却した後は、測定の単位を開きます。るつぼから標準的なサンプルを削除します。アルコールを使用してるつぼをクリーンアップします。標準の取り付けるつぼで測定するサンプルを挿入します。手順に従ってください。同じでなければなりません。手順に従ってください。化学反応時に発生するエネルギーの変化は用語のエンタルピーによって定義されます、熱力学の重要な概念です。エンタルピー自体を測定することはできません、することができます、変更システムでエンタルピーで、一定の圧力で化学プロセス中にシステムとその環境間で転送されるエネルギーのためのアカウント。熱として主に自分の周りにエネルギーを放つ化学反応して発熱し、否定的なエンタルピー変更。いくつかの急速な発熱反応は、爆発的にそんなに熱を放ちます。他の反応で、エネルギーは環境から吸収されます。これらの反応は吸熱反応し、肯定的なエンタルピー変更。反応は、安全かつ効率的に実行できるように、化学反応のエンタルピー変化を理解することが重要です。熱流の概念に基づく熱力学的解析方法です。このビデオでは、炭酸塩の分解による酸化物の反応のエンタルピーを測定する示差走査熱量測定を使用する方法を示します。エンタルピーは状態関数、意味だけ反応の最初と最後の状態に依存し、独立したパスです。ベースとピークの高さの差にのみ依存、標高は状態関数の例です。ハイカーや登山者は、上に別のルートを取る。彼らはトップに到達するに使用するパスに関係なく両方とも旅行全体の標高が同じです。同様の概念は、熱力学、反応の前後のエンタルピーの変化反応中にエネルギーの変化を理解するためにどこに適用されます。ヘスの法則は、ΔH反応のエンタルピーの合計マイナス各反応生成物のエンタルピーの合計として表される化学反応のためのエンタルピーを定義します。一般的な物質のエンタルピーが発行され、すぐに利用できます。公開されたこれらの値は、一般的な反応のエンタルピー変化を計算する使用できます。この例は、一酸化窒素と酸素から二酸化窒素ガスの形成のエンタルピー計算を示しています。各コンポーネントのエンタルピー値をグラフで発見され方程式に代入することができます。"n"は、アカウントの各コンポーネントのモル数との計算に含める必要があります。発熱であることを意味します。用いても測定できます。フライパン温度センサーを装着したから成っています。利子および参照のパンは、通常は空のままの化合物を含むサンプル鍋の温度は、独立したが、同一のヒーターを使用して個別に制御されます。両方の鍋の温度が直線的に増加します。エネルギー、または一定した温度で両方の鍋を維持するために必要な熱流量の差は、温度の関数として記録されます。パン下ヒーターは空参照パン下ヒーターよりも鍋の温度を増加するより多くのエネルギーを適用する必要があります。熱流量の違いはエンタルピーに直接比例します。エンタルピーの基礎を学びましたが、今では、エンタルピーの測定を実行する方法を見てみましょう。システムの電源を入れると冷却水楽器を切り替えます。実行によって行われます。ベースラインは、後にサンプル測定を正規化する使用されます。化学的に不活性であり、所望の温度範囲で安定したパンを選んだ。ライナー付きプラチナ/ロジウム鍋はよく使用されます。ホルダーに蓋と空のサンプルとリファレンスの鍋を配置します。不活性ガス管線がシステムに接続されていることを確認します。システムをパージし、定常状態への流れを調整します。パラメーターを設定します。温度と加熱速度を入力します。安定するシステムを許可します。安定したシステムとベースラインを測定できます。次に、基準値の測定、計測器の精度をテストする標準的なサンプルを使用して実行されます。炉内が室温に冷却した後に測定単位を開き、フライパンを空のサンプルします。楽器の参照パンを残してください。所望の温度範囲で計測器の精度をテストするために既知の熱力学的特性をもつ標準サンプルを選択します。ディスクが標準として使用されます。高精度バランス標準サンプルの重量を量る。パンに標準を慎重に挿入します。ベースライン測定で使用される同じパンを使用してください。楽器にパンを挿入し、試料室を閉じます。部屋の温度に安定するまで標準安定し、パージのガスの流れを許可します。標準試料の質量を入力し、ベースラインの測定に使用される同じ温度パラメーターを使用して加熱プログラムを設定します。この標準サンプルのプロットは、計器の精度を評価するために使用できます。今では基準と標準的な測定を行ったサンプルを測定できます。炉が完全に冷却した後に測定単位を開き、フライパンから参照サンプルを取り外します。サンプル測定されるアルコールで徹底的にパンをきれい。鍋に少量の試料を追加します。鍋の底に均一を確認します。次に、サンプルとパンの重量を量る。質量は、精度の標準的なサンプルになります。正確なサンプル重量と基準と標準的な測定の両方に同一の過熱パラメーターを用いたサンプル測定を実行します。プロットとして表示されます。否定的な特徴のような発熱のイベントに対し、肯定的な特徴として吸熱イベントが表示されます。熱流を割って加熱速度比熱容量を与えます。物質の温度を上げるために必要なエネルギー量として定義されます。度当たりのエンタルピーの変化は材料の熱容量と同等です。つの温度制限の間曲線下面積を計算することによって取得されます。このプロセスは、焼成といいます。正のピークによって立証されるように発生します。