AC電源は危険ですから必ず外してください。ランプを抜くとランプの電極があります。2本のビスで止めてあります。このビスを外すと電極部が外れます。この電極モジュールには両側に端子が取り付けられています。ビスを外して端子を外します。端子にはビニールテープなどで保護しておきます。取り外した電極とビス、ワッシャなどは必ず残しておいてください。元に戻す場合に必要です。S−Ut用LEDユニットです。突起部にスリットが入るようにパイプを絞り気味に挿入します。押し込んでいくと先頭のアルミの円柱が顕微鏡本体の半円形の中へ入っていきますが、コードが引っ掛かると被覆部が破れますので、手で押さえて無理のないように挿入します。黒いフィンの部分も少し中に入れます。アルミパイプのラインの部分まで(又はアルミパイプの黒丸印の位置まで)挿入します。所定の位置まで挿入した写真です。黒いフィンの1/3ぐらいは入っていきます。S-Keよりやや難しい加工となりましたので標準コントローラの場合5,700円(税抜き)電流計付きセットは7,700円(税抜き)となります。問い合わせご面倒ですがアドレスの@後の”xxx”をカットしてください又、件名がinputとなっていますが訂正ください。戻るホームへこのサイトはリンクフリーです。内容や写真、図表の無断使用はご遠慮ください。