一般化学の基本エンタルピーの示差走査熱量測定の変更を使用してください。空の参照パンを受ける前記熱流束法による熱力学的解析方法です。サンプルと参照鍋の熱容量の違いにより、同じ温度で両方の鍋を維持するために必要なエネルギーの差は、温度の関数として記録されます。測定参照パンに関してサンプル。エンタルピーの示差走査熱量測定の変更を使用してください。モルは、安定した状態の元素成分から形成されるとき、エンタルピーの変化として定義されます。測定セットアップは炉とサンプルと参照鍋の指定位置で熱電対に接続する統合されたセンサーから成っています。サンプルと参照の温度は、独立したが、同一のオーブンを使用して個別に制御されます。空鍋と参照、標準測定の正確性をテストするのには、サンプル測定を使用してベースライン測定値。このビデオでは、試料調製及び炭酸塩の分解による酸化物の形成のエンタルピーの測定法について説明します。分測定を開始する前に。パージのガスはシステムに接続する必要があります。つの空のるつぼを配置します。坩堝材は測定する温度範囲に基づいて選択されるかもしれない。炉を移動すると、位置を測定します。測定プログラムを開始します。プログラムを開きます。初期条件と温度のしきい値を設定します。流量を調整すること、システムを通過するガスができます。