LABOPHOT用3WLED照明装置です。LabophotoのLED照明装置を開発しました。当方のLED照明装置は穴を開けたり切断したり元の装置を加工しません。分解したりしますが元に戻せます。このタイプはランプソケットを固定金具として利用します。回路がショートした状態で使うため絶対にAC電源をつないではいけません。安全のため(重要)ACコードをコンセントから外します。後ろのランプソケットを抜きます。ハロゲンランプを外します。ランプは手で触らずビニール袋などで抜きビニール袋に入れて保管します。ランプ後ろの遮熱板を外します。外したビスと遮熱板はビニール袋などに入れて保管しておきます。ランプソケットはこの状態で使います。3WLEDユニットです。LABOPHOT用に加工してあります。固定金具を外して先にランプソケットに取り付けます。ピンが曲がらない様ドライバーなどでゆっくりハロゲンランプのソケットに差込、固定金具とビスで固定します。LEDユニットを抜く場合は放熱器をつかんで抜かないようにしてください。取り付けピンが曲がります。差し込み部分のベースとピンの間に細いドライバーなどを差込み、左右にねじりながらゆっくり抜いてください。コードは後ろに回すように配線します。サイズがぎりぎりなので、放熱器の上部を少し押さえながら本体に差込みます。コードは両サイドに回して下から外部に引き出します。実測の温度と照度について。59度25分ぐらいで59度となり、それ以上は上昇しませんでした。12,800Lux3Wでも十分な照度があります。6,600円(税抜き)従来と基本的に同じ価格体系です。LABOPHOT用6WLED照明装置です。当方のLED照明装置は穴を開けたり切断したり元の装置を加工しません。分解したりしますが元に戻せます。このタイプはランプソケットを固定金具として利用します。回路がショートした状態で使うため絶対にAC電源をつないではいけません。安全のため(重要)ACコードをコンセントから外します。放熱効果を高めるためと構造上の関係から放熱器が大きくなりました。(左6W、右3W)オリンパスBHTとよく似た構造となります。こちらも3Wと同じように配線コードを後ろに回します。押し込むと少し段差のようなところで一旦止まる場合がありますが、さらに押し込んでください。隙間が開いて止まります。実測の温度と照度について。59度25分ぐらいで59度となり、それ以上は上昇しませんでした。24,800Lux3Wの約2倍の照度があります。BHTと同じ価格です。LABOPHOT−2用LED照明装置です。LABOPHOT-2用のLEDユニットです。ピンは柔らかいので必ずラジオペンチの様なものでおしこんでください。放熱器をもって上から差し込むと曲がってしまいます。ソケットに差込、金具で固定します。カバーの遮熱板は取り外し、金具固定用の穴を使って配線を通します。ランプの後ろの穴を通してコードを外部に出しますのでランプカバーを送っていただくことになります。11,430円(税抜き)問い合わせご面倒ですがアドレスの@後の”xxx”をカットしてください又、件名がinputとなっていますが訂正ください。戻るホームへこのサイトはリンクフリーです。内容や写真、図表の無断使用はご遠慮ください。