States肯定免責あなたは医療従事者ですか?「医療関係者向け情報」ページは医療関係者の皆様に弊社が販売する製品に関連する情報を提供することを目的としており、一般の方々への医学的なアドバイスや使用方法等を説明する目的のものではありません。掲載情報の利用に関しましては、弊社ホームページの「利用規約」を必ずご確認ください。アイスさまざまな角度から心血管を診断。独自の技術を結集した、ICE超音波診断用カテーテルです。製品詳細ICE超音波診断用カテーテルは、9MHzトランスデューサーにより、血管内のみならず心腔内の解剖学的構造をさまざまな角度から診断することが可能です。同時にカテーテル位置を容易に視認でき、インターベンション治療をサポートします。深達度が高い9MHzのトランスデューサーの採用により、6~9cmの距離まで画像イメージを得ることができます。そのため血管だけでなく、右心・左心を問わず心腔内全体の解像が可能であり、かつ心腔の解剖学的構造の診断やアブレーションカテーテル/マッピングカテーテルの正確な位置を把握することが可能です。Shaftブレード構造のシャフトによって、優れたトルクコントロールが得られるとともに、確実なカテーテルの操作が可能です。ICETMハブの採用により、コンソール(MDU)へのプラグインが容易です。均一にRotationする安定したシャフトの回転を実現しました。手技時間を短縮する容易なプレップシリンジによってディスタルチップから滅菌水を注入し、簡単な気泡除去操作を行うだけで、手技の準備を完了することができます。安全なアプローチを可能にします。ICETMカテーテルを使用してトランスセプタルアプローチを行うには、下記の4つのイメージを理解しておく事が、非常に重要です。ICETMカテーテル(以下カテーテル)を留置します。Vein/RSPV)です。Ovalis/FO)中間付近まで後退させ続けると、カテーテルイメージにより、各部位の相関関係が簡単明瞭に確認出来ます。Terminalis/CT)です。Cava/IVC)が確認された場合は、カテーテルを後退させ過ぎているので、押し戻します。4.テンティングカテーテルイメージにより、卵円窩中間付近を確認します。確認が出来たら、カテーテルはそのままにし、X線透視装置を使用してトランスセプタルダイレーターをカテーテル先端側を経てそのまま中隔側に動かし、カテーテルイメージ内の卵円窩が「テンティング形状(Tenting/テント頭頂部の三角錘形状の事)」になるのが確認出来るまで、トランスセプタルダイレーターを更に中隔側に押し付けます。ICETMカテーテル先端を挿入します。カテーテル内に蒸留水を注入していきます。このとき、カテーテル先端が下に、尾部が上に来るようにします。カテーテル尾部の排水口より排水されることを確認します。シリンジ内の蒸留水10ccすべてを注入し、カテーテル内の気泡をできるだけ取り除きます。先端カプセル内に残った気泡を取り除くため、カテーテル先端を下にし、先端部分を数回、軽く弾きます。カテーテル先端から30cmくらいのところを持ち、先端を下にした状態でぐるぐると振り回し、遠心力で先端部分の気泡を取り除きます。先端部分に気泡がないことを確認します。ICETMカテーテル内に残留した気泡は、画像の断絶や乱れ等の原因となる可能性があります。ICETMカテーテルの準備は、ここで記載した方法を遵守して下さい。手順を繰り返すことをお勧めいたします。先端部分に再度滅菌水を注入する場合には、カテーテルコネクタをモータードライブユニットから取り外し、さらにカテーテルコネクタを滅菌バッグから取り出した状態で滅菌水を注入し、カテーテルコネクタのフラッシュポート口より漏出する水分をしっかりと拭き取ってから、再度カテーテルを接続して下さい。カテーテルを接続したまま滅菌水を注水した場合、滅菌水がモータードライブユニットのコネクタ内に入り込むことによって電気的な障害が発生し、イメージの描出に影響が出る可能性があります。カテーテルを取り外した際、滅菌バッグから取り出された部分は不潔状態になりますので、清潔野を汚染しないように充分に注意をして下さい。革新的な治療法を提供し、患者さんの人生を実り多いものとすることに全力で取り組みます。