>>血圧が高いと腕の締め付けがきつく、時間も長くなり痛く感じられます。肌の敏感な方は、薄いシャツの上からカフを巻き測定してください。血圧が高いと腕の締め付けはきつく、締め付けの時間も長くなり腕が痺れたり痛く感じられる場合があります。A&Dのおまかせスピード測定であれば、カフの締め付け時間が短く腕の負担を軽減できます。測定の際は、安静な状態にしてから測定をしてください。>>min.80(dB)、typ.87(dB)。>>輸送時は計量皿を外して、硝子戸は動かないようにテープで止めて下さい。梱包するときは緩衝材を多めにつめてください。ガラス在中の精密機器扱いで送ってください。>>体に密着させると正しく計測できないのでポケットに入れるのはお薦めできません。閉じるError1(エラー1)表示【ET-WRシリーズ】Error1(エラー1)表示。>>計量値が安定しないため計量表示できません。設置環境などに問題が無い場合には内部の重量センサーの不具合が考えられます。修理に関しては、お買い上げ頂いた販売店、または弊社にお問合せください。閉じるError2(エラー2)表示【ET-WRシリーズ】Error2(エラー2)表示。>>入力した設定値が設定範囲を越えています。確認の上再度設定してください。閉じるError6(エラー6)表示【ET-WRシリーズ】Error6(エラー6)表示。>>キャリブレーション(校正)時のエラーです。皿に何か接触等していないか周囲を確認してください。閉じるマイナスE(-E)表示【EW-Gシリーズ】マイナスE(-E)表示になってしまう(新品)。>>皿受けと計量皿を正しくセットして下さい。表示が「----」表示のまま。>>ゼロ点がずれています。キャリブレーション(CAL)をおこなってください。キーを長めに押してください。電気計測機器デジタルノギス・その他NDT(非破壊検査器)天秤(天びん)・台はかり天秤(天びん)台はかり分析機器その他【マニュアル】その他【ACアダプター】その他【天秤(天びん)・台はかり】その他【天秤(天びん)】その他【WinCT】その他【特定計量器】その他【校正用分銅】その他【比重測定キット】その他【充電式バッテリー・ユニット】その他【コンパクト・プリンタ】その他【フットスイッチ】その他【サーマルプリンタ】その他【バーコードラベルプリンタ】その他【除電器(イオナイザー)】その他【分銅】その他【AD8121B】その他【コンパレータライト】インジケータ・ロードセルインジケータロードセル。