おわりに■はじめに●「デンタポート」について歯科治療の中でも困難な作業の一つとしてあげられる根管治療を、安全かつ効率的に行っていただく装置として、2002年度に「デンタポート」が発売されました。2006年度には光重合機能にも対応したモジュールを発売いたしました(図1)。「デンタポート」には、根管長測定器との連動により、設定した作業長でファイルを反転させる「アピカルリバース」機能や、ファイルにかかる負荷が一定の値を超えると、自動的に回転方向を反転させ、ファイルの食い込みや破折を低減する「トルクリバース」機能が搭載されており、安全な根管拡大に大きく寄与してきました。この度、安全かつ効率的な根管拡大形成を追求し、「トルクリバース」機能をより進化させた新たな回転制御方式を開発いたしました。Reverse)」です。●OTRの動作原理OTRは、従来のトルクリバース機能(図2)とは異なり、ファイルにかかる負荷が一定の値を超えると約90度反転し、その後約180度通常回転するというものです(図3)。詳しくは以下のような動作となります。設定した負荷に達するまでは通常回転を継続します(図4-a)。設定した負荷に到達すると、約90度反転し(図4-b)、その後約180度通常回転します(図4-c)。この時点で再度ファイルにかかる負荷を確認し、規定の値を下回るまで反転、通常回転を繰り返します(図4-b、c)。負荷が規定の値を下回れば通常回転を継続します(図4-d)。●OTRのメリット・反転動作を最小限に抑えられるため、通常回転に近い切削効率が得られます。・切削効率の低下が抑えられるため、OTR動作が始まるトルク値を低く設定するこができ、細いファイルでも折れにくくなります。・OTR動作時の通常回転に対する反転の比率が大きいため、食い込みが解除されやすくなります。・ファイルの根管壁への食い込みが低減されるので、ファイルの破折も低減されます。・現在お持ちのファイルをそのままご使用可能です。OTR専用ファイルといったものは不要です。・反転/正転の繰り返し動作は根管形状への追随性がよく、従来と比較して、より根管の形態に近い根管拡大が行えます。・根管長測定器との連動、アピカルリバースとの相性が非常によく、より安全で効率的な根管拡大が行えます。規定負荷に達すると90度反転し、その後180度通常回転する。OTR動作の流れ■特長2:新しいコントラヘッドOTR機能の搭載にあわせて、コントラヘッドも一新しました。伝達を行うために必要な電極(ファイル電極)をヘッド内部に内蔵することで、ファイルの着脱が容易になるだけでなく、作業長が拡大することで作業性が向上します(図5)。オプションで従来と同じ外部接続タイプの電極とすることも可能です。従来のコントラヘッドより、ヘッド部を小型化しました(図6)。これにより、治療部位の視野が拡大し、作業性が向上しています。新しいコントラヘッドは、従来のデンタポートにもそのまま使用可能な構造となっており、現在デンタポートをご使用の場合、コントラヘッドを新しいタイプに交換するだけでも作業性の向上が図れます。